( i5i ) 

 micrométriques ayant un mouvement longitudinal qui permet de pointer 

 sur une division déterminée de la règle. Chaque microscope est placé au 

 centre d'un cercle gradué qui porte deux supports sur lesquels repose son 

 axe horizontal de rotation. Un niveau sert à rendre cet axe horizontal, et à 

 amener, par conséquent, l'axe optique dans un plan vertical. Pour mettre 

 les deux microscopes dans un alignement donné par un signal éloigné, on 

 les remplace, l'un par une mire, l'autre par une lunette. On dirige la 

 lunette, d'abord sur le signal, et ensuite sur la mire. Alors on amène la 

 mire dans l'alignement du signal, ou bien, si on le préfère, on mesure sur 

 le cercle gradué l'angle de déviation de la mire et du signal. 



M Après les opérations d'une journée, on place dans la terre, sous l'ex- 

 trémité de la dernière règle , une pierre dans laquelle est scellée une 

 lame de cuivre. C'est sur cette lame qu'il faut transporter verticalement une 

 division de la règle. Pour cela, on place sur la pierre un petit appareil com- 

 posé d'un disque, ayant à son centre une ouverture recouverte par une 

 plaque mobile autour d'une charnière. Sur cette plaque se trouvent deux • 

 traits à angle droit, qui ont été gravés par deux tracelets fixés sur le disque. 

 On amène le point d'intersection de ces deux traits sous la croisée des fils 

 du microscope et on soulève la plaque mobile qui porte les deux traits. 

 Alors, avec les mêmes tracelets, on grave sur la lame de cuivre encastrée 

 dans la pierre deux traits qui se trouvent précisément au pied de la verticale 

 abaissée de la division de la règle. C'est à partir de ce point que doivent 

 commencer les opérations du lendemain. 



M La lunette et le microscope dont il vient d'être question sont construits 

 de manière à pouvoir observer à différentes distances. Quant à l'inclinaison 

 de la règle sur l'horizon, on peut l'obtenir à lo secondes près, avec un 

 niveau monté sur un cercle gradué. Une lunette méridienne de o™,6o de 

 distance focale sert à préparer l'alignement de la base à mesurer. 



» Pendant les deux années qu'a duré la construction de l'instrument, 

 MM. Ibaiiez et Saavedra, qui font partie de la Commission chargée de 

 prolonger, dans toute l'étendue de la péninsule espagnole, le réseau trigo- 

 nométrique qui couvre la France, m'ont fait l'honneur de venir dans mes 

 ateliers, et plus d'une fois j'ai été à même de profiter de leurs lumières et 

 de leurs connaissances. Ils se sont assurés, par un premier examen, de 

 l'exactitude des divisions des règles. 



» Puis l'ambassadeur espagnol ayant demandé et obtenu du Gouverne- 

 ment de l'Empereur l'autorisation de faire comparer les règles de l'appareil 

 avec la règle n" i de Borda, déposée à l'Observatoire impérial, M. Le Verrier 



20.. 



