( 336 ) 



PHYSIQUE. — Baromélrographe conslrnil sur le principe du baromèlre à balance. 

 Lettre du P. Secchi à M. Elle de Beauniont. 



fl Rome, 16 janvier 1S57. 



1) Dans ma Lettre précédente sur le Ijaromètre k balance, je vous parlais 

 d'un baromélrographe qu'il serait possible de construire sur le nouveau 

 principe que je vous annonçais. Maintenant j'ai le plaisir de vous dire que 

 cet instrument fonctionne déjà très-bien, malgré sa construction improvisée 

 en trois jours. En voici la description : 



» Au bras court et horizontal d'un fort levier est attaché le tube baro- 

 métrique en verre, qui dans sa plus longue partie a lui diamètre moyen de 

 18 millimètres, mais à la sommité a un élargissement cylindrique de 

 60 millimètres de diamètre et i 5o millimètres de longueur. Ce tube a été 

 rempli à la manière ordinaire des baromètres, et le mercure reste suspendu 

 à la hauteur convenable dans son intérieur, de sorte que les variations de 

 pression atmosphérique se font toujours dans la partie large : ce tube plonge 

 dans une cuvette large et profonde, qui ne peut gêner les mouvements du 

 tube. Le levier, de l'autre côté du point d'appui, est prolongé dans une 

 espèce de queue longue de i mètre environ, et qui fait en se recourbant un 

 angle de 45 degrés à l'horizon. Cette queue porte un poids qui peut glisser, 

 pour obtenir plus facilement l'équilibre. L'axe de s.uspension est prolongé 

 au dehors des coussinets d'appui et porte sur un long index presque ver- 

 tical, qui marque sur une échelle divisée les mouvements de l'instrument." 

 Un millimètre de variation est accusé sur l'échelle par un mouvement de 

 1 pouces. A une distance de l'axe de 3o centimètres, cet index reçoit une 

 articulation avec im des côtés du parallélogramme de Watt, formé par une 

 bride également longue de 3o centimètres : au milieu de la barre de jonc- 

 tion de l'index avec la bride, est placé le crayon qui, sur un cadre de papier 

 blanc mû par une horloge, marque les oscillations du système et trace la 

 courbe barométrique diurne. Le tube employé est assez petit, et cependant 

 le registre se fait avec une surprenante exactitude; avec un tube plus grand 

 on pourra obtenir des effets encore plus puissants, et l'on pourra faire des 

 barométrographes qui, au lieu d'un crayon, puissent mouvoir un burin 

 avec force suffisante pour entamer le vernis des graveurs étendu sur une 

 plaque de cuivre substituée au papier, de manière à pouvoir multiplier les 

 copies indéfiniment, avec une économie bien plus grande qu'on ne fait avec 

 la photographie. 



•< Cependant, pour venir à bout de cette construction si simple, on a dû 



