( 465 ) 



Vitesse du son clans les gaz et les vapeurs suturées nu non saturées, pour des pressions et des 



températures quelconques. 



» Cette partie de mes recherches a été commencée depuis plusieurs 

 années avec des appareils que j'ai constamment perfectionnés et rendus 

 assez simples et assez commodes pour qu'un chimiste ou lui physicien 

 puissent prendre une vitesse du son aussi facilement qu'une densité de gaz 

 ou de vapeurs. L'impossibilité d'apporter dans mes expériences un temps 

 assez long et surtout assez continu avait toujours suspendu mes travaux, 

 jusqu'au moment où j'ai trouvé dans M. Mérit, professeur au collège Rollin, 

 un collaborateur aussi zélé qu'instruit, avec lequel j'ai pu les reprendre et 

 les conduire à bonne fin. Des deux moyens que j'emploie pour prendre la 

 vitesse du son dans les gaz et les vapeurs, je décrirai le plus simple : 



» L'appareil se compose d'im ballon de verre ayant aS à 3o litres de ca- 

 pacité. Son col très-court est mastiqué dans une virole de laiton qui porte 

 trois tubes, deux horizontaux et opposés, et lui vertical ou placé dans l'axe 

 du ballon. Ce dernier porte à sa partie mférieure un tuyau d'orgue placé au 

 centre du ballon, et son extrémité située en dehors reçoit un soufflet métalli- 

 que mis en mouvement par une tige de cuivre fjxée normalement sur le fond 

 mobile. L'un des tubes horizontaux peut, au moyen d'un robinet à trois bran- 

 ches, servir à faire le vide dans l'appareil et à le remplir de gaz; à l'autre 

 tube métallique, muni aussi d'un robinet de siireté, est adapté un tube de 

 verre recourbé, qui plonge dans une cuve à mercure. Au moyen de cette 

 disposition, on peut mesurer la pression du gaz ou le recueillir pour l'ana- 

 lyser. Pour les gaz, l'appareil, excepté le soufflet, est plongé dans une cuve 

 pleine d'eau, et pour les vapeurs, tout l'appareil, y compris le soufflet, est 

 placé dans une grande étuve en zinc où il est chauffé par de la vapeur 

 d'eau bouillante. Pour opérer sous de basses pressions, le soufflet est en- 

 touré d'une boîte où l'on établit une contre-pression. Cette boîte et la tige 

 du soufflet sont alors réunies par un tube de caoutchouc, dont l'élasticité 

 laisse à cette tige un jeu convenable. 



» Dans un nouvel appareil que je n'ai pas encore expérimenté, j'ai, pour 

 éviter les contre-pressions, placé le soufflet dans le col du ballon. 



M L'appareil étant rempli de gaz ou de vapeurs, on produit le son très- 

 pur et aussi souvent qu'on le veut en faisant fonctionner le soufflet; les har- 

 moniques sortent facilement, et il est nécessaire d'en prendre plusieurs pour 

 bien s'assurer du son fondamental. 



C. R. 1857, 1" Semestre. (T. XLIV, K" 9.) 61 



