( 658 ) 



NOMINATIONS. 



M. BioT ayant demandé, par une Lettre communiquée dans la précé- 

 dente séance, à être, en raison de son âge, remplacé dans deux Commis- 

 sions des Prix dont il avait été nommé Membre (grand prix de Sciences 

 mathématiques, question concernant la théorie mathématique des phéno- 

 mènes capillaires, et prix de la fondation Bordin), l'Académie procède, par 

 la voie du scrutin, à la nomination pour la première de ces deux Commis- 

 sions. M. Lion ville réunit la majorité des suffrages. 



AIÉMOIRES LUS 



PHYSIQUE. — Mémoire sur un nouveau baromètre; par M. Davout. 



(Extrait par l'auteur.) 



(Commissaires, MM. Pouillet, Babinet, Despretz.) 



" Le baromètre que j'ai l'honneur de soumettre à l'Académie des Sciences 

 est fondé sur le principe suivant : 



» Concevons un tube de verre cylindrique, dans une position verticale, 

 contenant une petite colonne de mercure, et dont les extrémités peuvent à 

 volonté s'ouvrir et se fermer hermétiquement. Soit S l'extrémité supérieure 

 eti l'extrémité inférieure ; la colonne de mercure est en contact avec S qui 

 est fermé. I est d'abord ouvert, puis refermé; on ouvre S, le mercure s'a- 

 baisse d'une petite quantité. Lorsqu'il a repris sa position d'équilibre, on 

 referme S, on ouvre I : nouvel abaissement du mercure. Je nomme opération 

 l'ouverture successive des extrémités supérieure et inférieure. L'abaissement 

 du mercure, à la fin de la première opération, est fonction de la pression 

 atmosphérique; mais cet abaissement est trop petit pour que l'on puisse 

 en conclure avec assez d'exactitude la pression de l'air extérieur. Pour parer 

 à cet inconvénient, on répète la même opération jusqu'à ce que le mercure 

 arrive aussi près que possible de l'extrémité!; l'abaissement total du mer- 

 cure pourra alors se mesurer avec assez d'exactitude pour pouvoir conclure 

 de ces variations, ainsi que de celles du nombre d'opérations faites, les va- 

 riations de la pression atmosphérique. 



» Telle est l'idée fondamentale du baromètre que j'appelle baromètre répé- 

 titeur. 



» Il se compose essentiellement d'ug tube de verre gradué et muni à ses 

 deux extrémités de soupapes tenues fermées par un ressort, et qui peuvent 

 s'ouvrir au moyen d'un levier coudé. Mais pour l'usage de l'instrument iJ 



