(175) 
thermomètre jusqu’à l’ébullition du mercure, et qu’on le laisse refroidir 
dans l’air , le zéro retombe au point où il était immédiatement après la 
construction du thermomètre, mais il remonte à la longue comme la 
première fois. 
» 7°. Lorsqu'un thermomètre est chauffé jusque vers 300°, et refroidi 
très léntemeht, comme on peut le faire au moyen d’un bain d'huile, le 
zéro remonte beaucoup plus qu’il n’aurait fait sans cela; le déplacement 
augmente avec la température qu’on fait subir à l'instrument, et avec la 
lenteur du refroidissément; mais ces deux circonstances restant les mêmes, 
il n’augmente pas par une seconde, ni une troisième, ni une quatrième 
épreuve. Un thermomètre à réservoir de cristal, chauflé et refroidi de 
la même manière, éprouve aussi un déplacement dans son échelle; mais 
un peu moindre que s’il était en verre. 
» Pour rendre le refroidissement plus lent, lé bain d’huile qui contenait 
les réservoirs de mes thermomeétres, était lui-même enfoncé dans un 
bain de sable. Dans une série d'expériences où la température n’a pas dé- 
passé 290° c., le déplacement produit a été 1°,4 pour un réservoir de 
verre, et 1°,2 pour un réservoir de cristal. (La vitesse moyenne de re- 
froidissement était ? degré par minute, entre 290° et 280", 1! degré, 
entre 280° et 250°, et 2 degrés entre 250° et 200°.) Or, le premier ther- 
momètre, laissé à l'air libre pendant un temps suffisant, aurait éprouvé 
un déplacement d’environ 0°,3; il reste donc 1°,1 pour l'effet du recuit 
qu'on lui a fait subir. Jusqu'à présent on a peu d'observations de hautes 
températures assez précisés pour que ce déplacemient ait une importance 
notable, mais il en aurait si le même thermomètre était ensuite employé 
sans vérification pour constater des températures moins élevées. 
» 8°. Un thermomètre qui a été recuit à 300°, comme on vient de le 
dire, n’éprouve plus aucun déplacement dans son échelle quand il est 
laissé à l'air, pendant un temps quelconque. 
» 9°. Un thermomètre ayant été recuit à 300°, si on.le chauffe jusqu’à 
lébullition du mercure, et qu’on le laisse refroidir dans l'air, le zéro re- 
descend, mais non pas jusqu’au point où il était immédiatement après la 
construction. En le recuisant de nouveau jusqu'à 300°, le zéro remonte 
au point où il était déjà parvenu, si on le laisse sans le recuire, il remonte 
un peu, mais jamais jusqu’au point où le recuit le ferait arriver. 
» 10°. Lorsque la température à laquelle on recuitun thermomètre, est 
notablement moindre que 300°, le déplacement qui en résulte pour le 
