( 930 ) 
zéro, la cause de toutes ces variations, puisqu'il était toujours le même. 
Ce procédé consiste à envelopper, de glace toujours identique, le réser- 
voir et la tige; on casse cette glace en petits fragments, on la renferme 
dans une espèce de seau en bois, percé dans le fond de trois ouvertures 
étroites. L'eau provenant de la fusion de la glace s'écoule par ces ouver- 
tures. Sans cette précaution, la présence du liquide pourrait faire monter 
le zéro. Le réservoir de chaque thermomètre était séparé du fond, par 
une couche de glace de quatre pouces d'épaisseur ; le zéro que fournit 
la glace de Gentilly est absolument le même que le zéro qu’on obtient 
avec la glace formée par de l’eau distillée, comme je m’en suis assuré. 
» Il n’était pas à craindre que la température de la glace ne füt pas celle 
de la glace fondante : cette matière, dans la glacière, était probablemént à 
zéro; d’ailleurs, on la concassait en petits fragments , le vase était dans un 
laboratoire, où la température était supérieure à zéro. Quand la tempéra- 
ture de l'atmosphère était de plusieurs degrés au-dessous de zéro, et que la 
glace était sèche, on la laissait dans le laboratoire, jusqu’à ce qu’elle füt 
devenue humide, ou on la remuait avec de l’eau à la température du labo- 
ratoire. Enfin on trouvait constante la position du zéro pendant une heure, 
à dater de 40 minutes environ; les réservoirs étaient étroits et cylindri- 
ques; le verre en était mince. 
» Il est donc bien constaté, par les observations précédentes, que le 
zéro est un point sans cesse oscillant. Il faut donc préalablement s’assurer 
de sa position, qu on a à déterminer des températures fixes ; mais 
cette oscillation n’exerce aucune influence notable dans les expériences où 
l’on ne vent estimer que des différences de température, puisque la valeur 
de chaque degré thermométrique ne dépend que de la masse du mercure 
qui reste absolument la même, et du coefficient de la dilatation du verre, 
qui ne peut avoir varié d’une quantité appréciable. Dans ces circonstances 
on peut donc se dispenser de prendre le zéro. 
» Tous les thermomètres dont il.vient d’être question étaient en verre 
blanc ordinaire. Je les avais construits pour un certain genre d'expériences, 
et non pour l'appréciation des déplacements du zéro , sujet dont je ne me 
suis occupé qu'accidentellement. Néanmoins, lesnombres qu'ils ont four nis, 
suffisent pour établir le fait de l’oscillation continuelle du zéro thermomé- 
trique, c’est là le point important dans la question. Si l’on examine les 
différents thermomètres construits par le même souffleur, on verra qu'ils 
ne marchent pas de lamême manière. En effet, les personnes qui ont travaillé - 
au vu travailler le verre, savent que deux thermomeètres faits par la même 
