— 74 — 



den Seismoyrapìien System Dr. Afainlri, « das grosse bitilare 

 Kegelpeiidel » mit je 4 — 500 Kgr. stationärer Masse der beiden 

 HorizontaTkomponenten, Vergrösseruug bis 200, mechanischer 

 Registrirung und einer Verschiebung der Reo-istrirtrommel um 







Fig. 5. — Horizontalseismograpli Mainka. Zwei gusseiserne Gestelle mit je 

 zwei Stellschrauben, tragen an einem Stahldraiit je eine Componente 

 mit aus Eisenscheiben aufgebauten stationären Massen von je 

 400 kgr. Rechts N-S = Comp, links E-W = Comp, mit Schreib- 

 ledern, Registrirrollen auf Alummiumwalzen, deren verlängerte 

 Axen sich rechwinklig schneiden würden. Zwischen beiden Trieb- 

 werk, oben Gewichtsantrieb. 



30 mm per Minute (F\g. 5). Auf der 90 X 160 cm messenden 

 Fläche des NW-Pfeilers steht 607. 605 m ü. M. der kleine Yer- 

 t'ikal- Seismograph von Wiechert (S. 183 des Kataloges der 

 Mechaniker Spindler und Hoyer in Göttingen) mit 80 Kgr. sta- 

 tionärer Masse (Fig. 6). 



