II 



Physikalische Sektion 



zugleich Versammlung der Schweizerischen Physikalischen 

 Gesellschaft. 



Sitzung: Dienstag, den 9. September 1913 



Präsident : Herr Prof. Aug. Hagenbach, Basel. 

 Sekretär: » D"" Edouard Guillaume, Bern. 



1. Auguste PiccARD (Zurich). — Perfectionnements de la 

 Technique calorimétrique. 



L'auteur décrit une installation calorimétrique qui sert à 

 déterminer les chaleurs spécifiques des métaux avec la plus 

 haute précision désirable. 



Cette installation se compose de : 



1° Le four électrique dans lequel le corps est chauffé avant 

 de tomber dans le calorimètre. Ce four est constitué principa- 

 lement par un tube de quartz vertical portant extérieurement 

 sur deux tiers de sa longueur un enroulement de « nichrome ». 

 Litérieurement, il contient un tube massif en argent dont la 

 longueur n'est que d'un tiers de celle de l'enroulement. C'est 

 dans ce tube d'argent qu'est placé le corps. On réalise ainsi 

 une très bonne uniformité de température (0,3° C. sur 5 cm. 

 à 500° C, par exemple). 



2° Le couple thermo-électrique, dont la tension est détermi- 

 née par un potentiomètre. La soudure est placée à l'intérieur 

 du corps à une profondeur telle que le couple indique autant 

 que possible la température moyenne du corps, dans le cas ou 

 l'état de régime ne serait pas encore tout à fait atteint. 



3° Le calorimètre. Le récipient calorimétrique proprement 

 dit est muni d'un couvercle qui est en contact avec l'eau inté- 

 rieure sur toute sa surface. Ainsi nous nous mettons à l'abri 



