— 142 — 



de l'évaporation sans avoir de masses à température indéter- 

 minée. Ce récipient est isolé par une couche d'air puis protégé 

 therraiquement par une grande masse d'eau qui l'entoure de 

 tous côtés, y compris le haut. Une petite cheminée seulement 

 est ménagée pour laisser tomber le corps dans le calorimètre. 

 Cette ouverture, ainsi que celle pratiquée dans le couvercle du 

 caloi'imètre, s'ouvrent automatiquement au moment oii le 

 corps va tomber et se referment tout de suite après. La der- 

 nière doit se refermer assez vite pour empêcher toute projection 

 d'eau hors du calorimètre. 



Le contenu du calorimètre et l'eau de protection extérieure 

 sont agités au moyen d'un moteur électrique et des hélices. 



4° Le thermomètre à résistance permet de déterminer à 

 0,000r C. près la température du calorimètre, ce qui est suf- 

 fisant, puisque l'élévation totale de la température du calori- 

 mètre est de 1 à 3° C. 



Ce thermomètre et le pont pour la mesure de sa résistance 

 ont été construits par Heraeus et par les « Land und Seekabel- 

 werke » sur les indications de l'auteur pour le compte du 

 Laboratoire fédéral d'Essais de Combustibles. M. le prof. 

 Constam, directeur de ce laboratoire, a bien voulu les mettre 

 à la disposition de M. le prof. Pierre Weiss. Ce thermomètre se 

 prête tout particulièrement à la calorimetrie par sa grande 

 sensibilité et par le fait qu'il suit instantanément la tempé- 

 rature du liquide. Grâce à l'emploi d'un galvanomètre à corde, 

 il est facile de faire quatre déterminations de température à 

 la minute. 



M. Alfred Carrard, qui fait actuellement des recherches sur 

 la chaleur spécifique des métaux ferromagnétiques, s'est chargé 

 de la mise au point de toute l'installation. Il y a si bien réussi 

 que dès maintenant l'écart moyen d'une série de détermination 

 de leur moyenne n'est que de 0,2 à 0,3 pour mille. 



2. Dr. H. ZiCKENDRAHT ' Mülhauseu-Basel) berichtet über 

 radiotelegra'pìiischen Fernemiìfang mit verschiedenen Lußleiter- 

 gébilden. 



Als Antenne diente eine dreidrähtige T antenne von durch- 



