— 172 — 



Stockes'schen Type unserer Glaskugel-Heliographen liegen wie 

 bekannt in der ausserordentlich geringen Entwicklung des 

 Registrierbereichs auf dem Karton ; einer vollen Stunde ent- 

 spricht etwa eine Länge von 18 mm auf letzterem. In diesem 

 engen Räume di-äugt sich alles zusammen, was in der verhält- 

 nisn;ässig doch recht langen Zeitspanne einer Stunde im wech- 

 selvollen Verhalten der Sonnenscheindauer vorsieh geht. Unter 

 gänzlicher Vermeidung der massigen Glaskugel, die ohnehin 

 erfahrungsgemäss bei dem tiefsten Sonnenstande nur noch einen 

 sehr minimalen termischen Eö'ekt entwickeln kann, ergiebt sich 

 unter Benutzung des Prinzips einer möglichst stRrk verlängerten 

 Brennspur ein hoffnungsvoller Weg für die Verbesserung der 

 Leistungsfähigkeit unserer Heliographen auf nachstehende 

 Weise : Eine achromatische Brennlinse von etwa 80 mm Oeft- 

 nung und 155 mm Fokusweite ist parallaktisch montiert und 

 wird von einem Laufwerk der Sonne nachgeführt. Dasselbe 

 Laufwerk besorgt auch die Rotation der mit blauem Karton 

 überzogenen und mit ihrer Achse ebenfalls polwärts gerichteten 

 Registriertrommel aus Aluminium, die während einer Stunde 

 genau einmal eine Umdrehung vollführt. Mittelst Zahnrad und 

 Gewinde an der Trommelachse verschiebt sich die Registrier- 

 trommel, auf welche die Linse ihren Brennpunkt wirft, nach 

 nach jedem einstündigen Umgang um 3 mm nach abwärts, 

 daher die sämtlichen Stundenspuren, nach Aufschnitt des Dia- 

 gramms als parallele schwachgeneigte Tracen (je von einer 

 Länge = 140 mm) zum Vorschein kommen und jedes einzelne 

 Detail im Wechsel des Sonnenscheins tadellos markieren. 



Je nach der Aequatorhöhe, beziehungsweise Deklination der 

 Sonne, kann mittels einfachen Diopters die Einstellung des 

 Sonnenbildes, resp. Linsenbrennpunktes, auf dem Registrier- 

 zylinder leicht und rasch fixiert werden. Für eine zwölfstün- 

 dige Sonnenscheindauer zur Zeit der Aequinoktien, steht eine 

 Spurlänge von 12X240 mm = 288 cm zur Verfügung, an Stelle 

 der nur etwa 22 cm langen gewöhnlichen Brennspur beim Mo- 

 dell des Glaskugelheliographen. 



Wie die Erfahrung lehrt, ist der thermische Eftekt bei hohem 

 Sonnenstand bedeutend grösser, als für die Registrierung er- 



