— 173 — 



forderlich ist; dieser Ueberschuss au Wärmeenergie hat dann 

 bei unserem gewöhnlichen Glaskugelheliographen die bekannte 

 schädliche Wirkung, dass auf der engen Skaleneinteilung der 

 Kartons eine bedeutend grössere Spur eingebrannt wird, als 

 der Zeitdauer der Sonnenwirkung tatsächlich entspricht, dem- 

 nach bei intermittierender Dauer des Sonnenscheins stets ein 

 Uebereindergreifen der Brennspuren stattfinden muss. Bei 

 unserem neuen Modell mit der verlängerten Trace fällt dieser 

 Uebelstand ausser Betracht, denn für die Zeitminute steht 

 noch ein Trommelweg von nahe 4 mm zur Verfügung, genügend 

 gross, um bei intermittierender Bestrahlung von 15 bis 20 Se- 

 kunden Dauer noch eine erkennbare Trennung der Brennspu- 

 ren zu bewirken; beim Glaskugelheliographen gewöhnlicher 

 Konstruktion ist eine Beschattung selbst von 300 Sekunden 

 Dauer in der laufenden Registrierung kaum bemerkbar. Hierin 

 eben liegt ein grosser Vorzug des neuen Verfahrens, dass es 

 an sich auch eine eöektiv genauere Zeitbestimmung zulässt. 



