302 



r994 ww 8oi82 uppmätta på Franska Institutets 

 dubbla meters jern-etalong vid o° temp. 

 )44° / 99 , ^° uppmätta på Peruvianska toisen, ta- 

 gen vid + i6°j temperatur 

 3g l 1 66 1 34 uppmätta på Sir Georg Siiuckburghs 



scala tagen vid + 16 ? temperatur 

 33^5o63c)9 uppmätta på Svenska Riks-likaren 

 tagen vid +i5° temperatur. 

 Vi hafva hittills, för att icke afbryta den 

 summariska berättelsen öfver erhållna resultater, 

 i afseende på det härvid ytterst åsyftade ända- 

 målet, uppskjutit med all detaljerad redovisning 

 för vidtagne åtgärder till försäkrande af de upp- 

 gifter, som allenast angå längde-mätningar. Lik- 

 väl äro dessa ett icke mindre vigtigt element i 

 våra bestämningar än oscillations-tiderna, och 

 fordra äfven, för att motsvara tidehvarfvets an- 

 språk på snart sagdt idealisk precision, icke min- 

 dre omtanke att försäkra sig emot alla dervid 

 befarade fel. I detta afseende borde vår första 

 omsorg blifva, att framför allt göra oss väl be- 

 kanta 1:0 med alla ojemnheter som till äfventyrs 

 existerade i den micrometer-skruf, med h vilken 

 vi hade att uppmäta alla micrometriska qvanti- 

 teter, 2:0 med alla möjligen existerande delnings- 

 fel i de punkter på Dollondska scalan, tillhvilka 

 vi i något afseende kommo att rapportera oss. 

 För att åstadkomma förstnämde bekantskap in- 

 delades vår skruf, hvars hela fält upptog föga 

 mer än en inch och 102 revolutioner, i 10 par- 

 tier, på hvar och en af hvilka alla den i:sta in- 

 chens särskilta io:de-delar genom ett medium 

 af 10 micrometer-läsningar uppmättes, och deri- 

 genom alla sammanlagde io:de-delarne, det vill 

 säga, hela irsta incnen blef gifven i värde af de 

 revolutioner, som för hvar och en af skrufvens 

 motsvarande partier ägde rum. 



