356 



sencltliga förbällringar, har det dock ej blifvit 

 mig ännu möjligt, att uppnå en absolut säkerhet 

 af -Ig grad. Resul täterna af dessa undersöknin- 

 gar torde emedlertid förtjena, att blifva bekanta, 

 och det är derföre jag nu tager mig friheten, att 

 underställa dem Kongl. Academiens bepröfning. 

 Då problemet om termometer-konstruktion i 

 allmänhet reducerar sig till, att uti ett visst 

 antal lika stora delar uppdela skillnaden mellan 

 de volymer, hvilka qvicksilfret vid sin apparen- 

 ta utvidgning uti glaset intager vid tvenne såsom 

 oföränderliga antagna temperaturer, är det klart, 

 att frågan sönderfaller uti trenne, nemligen, om be- 

 stämmandet af den ena och den andra af dessa båda 

 fixa limit-temperaturer, och om uppdelningen af 

 den apparenta volymslillökningen. Hvad tempe- 

 raturerna beträffar äro de, såsom bekant är, enligt 

 öfverenskommelse, vattnets frysnings- temperatur 

 och dess kokningstemperatur vid en viss barome- 

 terhöjd. Uppdelningen uti lika volymdelar förut- 

 sätter undersökningen om rörets invändiga diame- 

 ters eller kalibers möjliga ojemnheter, och är, sedan 

 dessa äro bekanta, lätt verkställd. Termometerns 

 konstruktion beror således på 3:ne elementer, nem- 

 ligen fryspunktens och kokpunktens bestämmande 

 samt rörets kalibrering. Jag skall nu afhandla livar 

 och en af dessa särskilt, med förbigående af de histo- 

 riska detaljerna om hvad som i detta ämne, sedan 

 längre tid tillbaka, blifvit gjordt, emedan dessa, 

 dels äro af mindre vigt för saken, dels skulle 

 föra till för stor vidlyftighet. 



i. Fryspunktens bestämmande. 



Att erhålla en fix, vid alla tillfällen lika 

 temperatur, hvarigenom denna nedra punkt å 

 termometern kan bestämmas, är mycket lätt, och 



