363 



relsc med densamma, på det, att den, genom 

 qvicksilfrcls stigande eller sänkning, uppkomman- 

 de variation uti den instängda luftens elasticilet 

 matte blifva af intet inflytande. Också halva de 

 termometrar, som, vid rörets öfra ända äga en 

 liten kula utblåst, livars volym, 3 å 4 00 gån- 

 ger större än rörets, var fylld med luft, ej vi- 

 sat någon märkbar ändring uti nollpunkten. Emed- 

 lertid äro de ölägenheter, som härigenom upp- 

 slå, vida större än den af skalans flyttning, som 

 alltid kan, vid hvarje tillfälle till sin storlek be- 

 stämmas, och som dessutom, efter en längre tids 

 förlopp, alldeles upphör. För det första blifver 

 ändan af qvicksilfverkolonnen , i fall ej absolut 

 rent qvicksilfver användes, öfverdragen med en 

 hinna, som afsätCer fläckar uti röret, hvarigenom 

 termometern upphör, att till finare undersök- 

 ningar vara bruk bar. För det andra kunna ka- 

 libferingsfelen uti en på detta sätt förfärdigad 

 termometer ej bestämmas, emedan luftens mot- 

 stånd hindrar flyttandet af en åtskild kolonn. 

 Att åler först kalibrera och gradera termome- 

 tern lufttom, och sedan å öfre ändan utblåsa en 

 kula, som (ylles med luft, skulle, om det äfven 

 utan svårighet och utan att skada termometern 

 låter verkställa sig, tjena till föga, emedan den 

 insläppta luften utvidgar kulan, hvarigenom den 

 anbragta skalan kommer att utvisa för lågt. 



Jag- anser det derföre vara rådligast, alt se- 

 dan man till en början låtit den igenblåsta ter- 

 mometern ligga något längre tid innan dew gra- 

 deras, man sedermera tid efter annan, och all- 

 tid vid hvarje noggrannare temperatur-bestäm- 

 melse, efterser nollpunktens möjligtvis inträffade 

 förändring, eller termometerskalans vid tillfäl- 

 let varande kollimationsfel. 



