3 77 



loppen för ångan, pA det att denna må iriskt ut- 

 strömma genom det förra hålet. Denna omstän- 

 dighet är väsendllig, emedan observationen blif- 

 ver säkrare och fortare verkställd, än om luften 

 frän början af kokningen får vara qvar. För öf- 

 rigt torde vara öfverflödigt erinra, att kokningen 

 bör fortgå något längre tid, innan observation 

 göres, och i allmänhet desto längre ju tjockare 

 godset är uti termometerröret, på det, att detta 

 måtte kunna hinna fullt antaga ungtemperaturen. 



Fig. 2 utvisar konstruktion af den apparat 

 af jernbleck jag begagnat och behöfver ingen vid- 

 lyftig förklaring. Den yttre cylindern M JY är 

 ofvantill täppt med en kork, uti hvilken den in- 

 re cylindern är insatt, och denna åter tillsluten 

 med den kork, genom hvilken termometerröret 

 går. På det att den för atmosferens afkylning 

 utsatta ytan af yttre cylindren ej må vara onö- 

 digtvis stor, och att, äfven vid måttligare eld, 

 denne må blifva ständigt fylld med ånga, bör 

 dess diameter ej tagas större än omkring 1,^5 

 dec. tum, då den inre cylinderns blifver | dec. 

 tum. Begge cylindrarne äro sammansatta af flere 

 mindre bleckcylindrar, för att kunna göras längre 

 eller kortare, allt efter termometerns längd. 

 Dessa måste dock under hvarje försök vara vid 

 hvarandra fastlödda med tenn, emedan annars 

 det, utåt inre väggarne, kondenserade vattnet ut- 

 rinner på yttre väggen genom hopfogningarne 

 och förorsakar genom sin afdunstning en stark 

 afkylning, hvaraf följer en ännu betydligare kon- 

 densation , o. s. v., så att ingen observation med 

 säkerhet kan göras. 



Fig. 3 föreställer den apparat af glas, som 

 jag lät förfärdiga, sedan jag fant, att ångleui- 



