384 



sammans, de ej måtte förorsaka i termometer- 

 angifvelserna g ' 5 grads osäkerhet. 



Den metod, som jag redan 1829 påfann, och 

 i början af i83o använde vid kalibreringen af 

 mina begge normaltermometrar, beror på en helt 

 annan princip än de i det föregående omnämde 

 metoderna, och kan alltid användas uti de fina- 

 ste rör, så vida nemligen man i dessa kan flytta 

 en kolonn, som utgör | af hela volymen mellan 

 o och 100. Genom denna metod kan volymen 

 blifva delad antingen uti: 



2, 3, 6, 12, 24, 48 > &c. 



eller uti 



2, 4» 8, 16, 32, 64, &c. 



lika stora delar, utan att härtill nödvändigt för- 

 utsattes möjligheten af att kunna flytta andra ko- 

 lonner än antingen: 



eller : 



1 5 11 23 s 



— > — > "T. 7-> «C. 

 3 12 24 48 



&C 



1 1 3 7 15 31 



"P ~4' ¥' 16' 32' 64' 



utaf hvilka, om man väljer den förra serien, ingen 

 kolonn behöfves mindre än |, och i fall man 

 väljer den sednare, ingen mindre än ~. 



Utom den större säkerhet denna metod 

 medför, än de ofvannämde, äger den således 

 fördelen, att kunna au vändas vid mycket fina 

 rör, hvilka äro de enda, som kunna nyttjas till 

 termometrar för finare temperaturbestämmelser, 

 emedan endast härigenom kulan kan erhållas li- 

 ten, hvilket är ett nödvändigt vilkor för termo- 

 meterns känslighet, som åter, å sin sida, vid al- 

 la de observationer, der temperaturen är inom 



kortare 



