4oi 



Vid denna termometer ansåg jag det ej va- 

 ra nödvändigt, alt dela volymen i 4$ delar ge- 

 nom en ytterligare afskiJd kolonn, enär största 

 afvikelsen ej uppgick till större belopp. En ta- 

 bell blef derföre genom interpolalion mellan de 

 bestämda ä4*de delarne uppgjord för läget af 

 hvarje mellanliggande grad, och graderiugen slu- 

 teli gen verkställd härefter uti hvarje femtedels 

 grad medelst en, utaf Ertéi, i Miinchen förfär- 

 digad indelningsmaschin, som jag 1828 fick hit 

 öfversänd. 



Sedan jag nu här framställt resultaterna af 

 mina enskilta undersökningar öfver termome- 

 terns konstruktion, och jag i anledning af dem 

 och af del, som förut i detta ämne varit gjordt, 

 beskrifvit det sätt, hvarpå termometern bör nu 

 mera konstrueras, på det, att den må, i före- 

 ning med hög grad af känslighet, äga den stör- 

 sta möjliga grad af pålitlighet, skall jag nu till 

 slut anföra några ord , om de gränser, inom hvil- 

 ka en sådan termometers indikationer böra blif- 

 va säkra. De tre elemenlerna, hvaraf termome- 

 tern bemr, och som blilvit afhandlade i föregå- 

 ende trenne afdeiningar, låta ej med lika stor 

 noggranhet bestämma sig. Jag skall nu i detta 

 hänseende diskutera hvar och en af dem särskilt. 



1. rryspuiikteii, såsom alltid absolut fix i 

 naturen, kan uttagas med desto större säkerhet, 

 ju större längd hvarje grad å termometerskalan 

 upptager, emedan det konstanta fel, som vid 

 längdbestämning möjligtvis kan begås, blifver i 

 den mån mindre aliquot del af graden, ju län- 

 gre denna år. I afseende på detta element, är 

 det således påtagligen fördelaktigt, att taga gra- 

 derna så stora, som möjligt. 



K. V. Ärad. Hand!. 783/f. 3 6 



