402 



2. Kokpunktens läge på röret deremot, så- 

 som beroende af barometerhöjden, är underka- 

 stad osäkerheter i följd af dem, som denna 

 kan äga. I granskapet af ioo°, svarar, såsom 

 medium af differenserna öfver oeh under, i° 

 emot en barometerförändring = 2,69 centimeter; 

 ooh således o°,oi emot o cm ,o26g eller 0,2-7 m ^~ 

 limeter d. v. s. något öfver - millimeters eller 

 j- sv. de c. litiias osäkerhet eller oriktighet i 

 barometerhöj den förorsakar en dylik af —- 

 grad vid kokpunktens bestämmande. Vid sjelf- 

 va båda afläsningarne å en väl gjord barometer 

 kan visserligen ej ett så stort fel, som i milli- 

 meter uppkomma, äfven om man bärtill lägger 

 det fel, som härrör deraf, att qvicksilfverkolon- 

 nen möjligtvis ej noga äger den temperatur, som 

 angifves af den vid barometermonteringen sittan- 

 de termometern, emedan b varje grads differens 

 endast förorsakar o, r4 millimeter i barometer- 

 höjden. Men knappast skulle jag tro, att någon 

 barometer finnes, som är absolut säker på i mil- 

 limeter, och till och med ej på hel millimeter. 

 Åtminstone har jag utrikes, der jag å flere ob- 

 servatorier sett en mängd barometrar på samma 

 sans: blifva annoterade, alltid funnit dem emel- 

 lan en differens, som ej sällan öfverstigit en mil- 

 limeter. Denna omständighet gör således, att, 

 intilldess barometerns konstruktion blifver mera 

 fullkomnad, kokpunkten ännu kommer att blifva 

 osäker på 2 å 3 hundradelar af en grad, man 

 må göra graderna å skalan, för afläsningen vid 

 kokpunktens uttagande, huru stora som helst*). 



*) Anmärkas bör dock, att denna osäkerhet i kok- 

 punkten äger på de öfriga graderna af skalan ett 

 desto mindre inflytande, ju längre graderna äro. 



