4o3 



3. Kaliberns undersökning kan likaledes ej 

 lemna en med gradernas längd obegränsadt till- 

 tagande säkerhet. Detta skulle visserligen äga 

 rum, om det fel, som kan uppkomma genom, 

 den afskiljda kolonnens, under sjelfva observatio- 

 nerna, möjligtvis genom temperaturförändring in- 

 träffade förkortning eller förlängning, vore i den 

 man mindre, som graderna å termometern äro 

 längre. Men detta fel är i gradvärde alldeles 

 oberoende af skalans längd; ty, enligt hvad pag. 

 38 blifvit anfördt, är: 



x T— t 



T~ I + 5550 



eller förhållandet mellan x och / oberoende af/. 

 Då emedlertid h varje betydligare förändring i 

 kolonnens längd genom temperaturvexel bör, me- 

 delst en varsam tillställning, kunna förekommas, 

 anser jag kalibreringsfelet, vid de termometrar, 

 å hvilka hvarje grad upptager \ dec. linia, eller 

 derutöfver, ej böra mycket öfverstiga -~- grad, 

 när man begagnar den af mig ofvanföre beskrif- 

 na metod. 



