35 



tion, graphiskt så verkställd, att jag sällan va- 

 rit oviss omi den .vid direct observation före- 

 kommande minsta cpantiteten. Jag fruktar dei»- 

 före för ingen menlig verkan af dessa interpo- 

 lerade värden, hvilka ock i original-antecknin- 

 garne äro särskilt utmärkta, för att kunna, om 

 så påfordras, närmare controlleras. Också vi- 

 sar nedanstående beräkning, att resultaten för 

 de timmar, dä interpolationer oftast förekom- 

 ma, nemligen kl. 12 om middagen samt kl. 6 

 och 7 e. m., nästan minst afvika från den all- 

 männa regeln, h varemot denna afvikelse är störst 

 för kl. 1 e. m., då directa observationer ganska 

 sällan saknas. 



Det Instrument, hvarmed dessa observa- 

 tioner blifvit gjorda, är en a^f Hasselström i 

 Stockholm for ungefär 4° år sedan förfärdigad 

 Capsel-Barometer, hvarå Nonius visar h varje jfe 

 linie, men der ock T ~ lii^ie kan af ett vant 

 öga skattas. Den correction, som detta instru- 

 ments uppgifter behöfva för capillar-effecten i 

 röret och dosan, samt för möjlig lutning i den 

 spegel, hvilken är anbragd bakom Npnius till 

 rättelse för ögats ställning, bar jag my,cket 

 omständligen sökt utröna med tillhjelp af en 

 Siphon-Barometer, gjord af Rospini i Petersburg, 

 hvarå åter så väl nollpunkten som indelningen 

 noga blifvit corrigerade med tillhjelp af ett af 

 Fortin i Paris gjordt metre-mått af messing, 

 hvars absoluta längds correction blifvit efter 

 anställd jemförelse uppgifven af Arago, och 

 hvars indelningsfel jag särskilt bestämt. Efter 

 detta mått äro alla uti Engelska tum, med JN T o- 

 nius till 5^3- deraf, befintliga afdelninga.rne på 

 Rospinis Barometer directe förvandlade till Franskt 

 mått; h varförutan jag enkom för detta behof 



