220 



punkter på densamma, allt efter som man hö- 

 jer eller sänker ögat; och detta fel, blifver de- 

 sto betydligare, desto nfirmare objecterne äro, 

 samt desto större Cristallens yta är. Detta har 

 äfven förorsakat, att denna Goniometer endast 

 kunnat användas för mycket små Cristaller. 

 Men utom detta fel, som härrör af Cristallytans 

 vidd, uppkommer äfven ett annat och betyd- 

 ligare fel, genom en oriktig centrering. Cri- 

 stallens kant bör nem ligen vara noggrant i cen- 

 trallineen af rotationsaxeln; och troligtvis har 

 svårigheten att uppfylla detta vilkor, gifvit upp- 

 hof åt de betydliga afvikelser, h vilka man er- 

 hållit vid repeterade mätningar af samma Cri- 

 stalls vinklar. Felet är desto större, ju när- 

 mare de objecter äro, h vilka man låter afspegla 

 sig. Uti Malus's Goniometer bestämmes afspeg- 

 lingen i ytan, då kanten af ett aflägset object 

 sammanfaller med hårstrået i tuben. Denna 

 Goniometer är väl fri från det fel , som härrör 

 af Cristallytans större eller mindre vidd, men 

 vidlådes äfven af det fel, som härrör af orik- 

 tig centrering. — 



De här anförda väsendtliga orsakerne, till 

 felaktiga observationer, har man sökt förminska, 

 så mycket som möjligt, genom valet afaflägsna 

 objecter; men utaf den mängd mätningar, som 

 med dessa Goniometrar bJifvit företagne af Dr 

 Kuppfer och nyligen bekantgjorda i hans ar- 

 bete." Preisschrift iiber genaue Messimg der 

 VFinkel an Kry stallen" , synes, att , oaktadt iakt- 

 tagandet af alla de försiktighetsmått, hvarmed en 

 långvarig sysselsättning med Cristall vinklars 

 mätning måst göra Författaren bekant, de en- 

 skilta resultaten, som erhållits dels med Wol- ' 

 z.aston's dels med Malus's Goniometer på sam- 



