221 



ma vinkel, variera sias emellan om 5' a 10' ja 

 någon gäng om 16', hvilka afvikelser äro vida 

 större än den minsta vinkel, som vanligtvis 

 kan med nonius a flåsas på "Wollastons Gonio- 

 111 eter. 



Ehuru i allmänhet mätningen af Gristall- 

 vinklar blifver något osäker i följd af ytornes 

 ofta mindre fullkomliga planhet, vore det dock 

 att önska, att man ägde en Goniometer, som, 

 lika användbar vid stora och små Cristaller, 

 gaf åt mätningarne samma säkerhet, som man 

 äger i afläsningen på limbus, derigenom, att man 

 blefve oberoende af en mängd omständigheter, 

 livars olika inflytande vid olika tillfällen man 

 oftast ej kan af göra. 



Genom den construction, jag här har äran 

 föreslå, tyckes mig att problemet om en sådan 

 Goniometer åtminstone till en hufvudsaklig del 

 löses; man vinner nemligen genom denna con- 

 struction följande fördelar: 



i) Att afspeglingen är så skarpt bestämd, 

 att den märkbart förändras, om ytan vrides om 

 en vinkel större än hälften af den minsta på lim- 

 bus afläsbara, äfven om denna vore betydligt min- 

 dre än minuten. 



2) Att man ej beror af centreringen, utan 

 observationerne blifva lika säkra om kanten af 

 Cri stallen precist sammanfaller med limbi ro- 

 tationsaxel eller ej. — Dock tydligt förutsatt att 

 kanten alltid är parallel med denna axel. 



3) Att man är oberoende af ytans vidd. 



4) Att man ej behöfver några allägsna ob- 

 jecter, utan observationerne kunna anställas på 

 hvad local och på livad tid af dygnet som 

 helst. 



Ideen af construction är denna: 



