angeschraubt. 



418 — 



Der Zeiger ^vircl auf das Messer so aufgesetzt, dass 



seine Drehachse mit der des Messers zusammenfällt ^). 



Der Apparat ist so konstruiert, dass bei der Anfangslage der 



Messer, als ihre grosse Dia- 

 gonalebenen zur Proben- 

 achse senkrecht sind,— wenn 

 also auf der Probe die Mess- 

 länge, d. i. der Abstand 

 zwischen dem obern Pro- 

 benquerschnitt, den die Mes- 

 serspitzen berühren, und dem 

 untern, an den die zugespitz- 

 ten untern Plattenenden ge- 

 drückt werden, notiert wird— 

 bei dieser Lage stehen die 

 Zeiger gegenüber dem Null- 

 punkt der Limbusteilung, 

 Beginnt die Probe unter dem 

 Einfluss der Belastung sich 

 zu verlängern, so wird die 

 Aenderung ihrer Messlänge 

 eine Drehung der Messer um 

 ihre Schneiden, mit denen 

 sie sich in den Plattennuten 

 stützen, herbeiführen, da 

 ein Gleiten der gegenüber- 

 liegenden, durch die Feder 

 an die Probe gepressten 

 Schneiden, infolge der Ein- 

 dringung der harten und 

 scharfen Schneide in das 

 verhältnismässig weiche Pro- 

 bestück, ausgeschlossen ist ^) 



Zugleich tritt eine Drehung der Zeiger um dieselben Achsen ein, 



1) Fig. 1. zeigt das Schema eines Apparats älterer Konstruktion, bei der 

 die letztere Bedingung nicht erfüllt ist. 



2) Jedenfalls ist der Einschnitt sehr geringfügig; so, z. B, geht er bei den 

 mit der Epidermis versehenen Probestücken nicht unter die Cuticula weiter hinein. 



i: 



