— 421 — 



des Führungsstifts jP, der an seinem Ende mit inner m Kanal des 

 Stäbchens В des obern Apparatenteils durch die Stellschraube ^ 

 befestigt ist, und sich auf seiner ganzen glatt geschliffenen Länge 

 dicht, doch reibungslos, im entsprechenden Kanal des untern Appa- 

 ratenteils bewegen kann. Das Stäbchen В des obern Apparaten- 

 teils ist durch eine zu seinen Flachkanten senkrechte Symmetrie- 

 ebene in 2 Längsteile zerschnitten. 



Die äussere Hälfte К ist in ihrem Kanal am untern Ende mit 

 Schraubengewinde versehen und auf den Stift H aufgeschraubt. Der 

 letztere kann sich dicht im entsprechenden äussern Kanal des 

 Stäbchens В des untern Apparatenteils bewegen und in beliebiger 

 Lage mittelst einer Stellschraube U, entsprechend der Anfangs- 

 grösse der Probenmesslänge befestigt werden. Auf der vordem Flach- 

 kante, am Rand der Hälfte K, ist die mm. -Teilung angebracht, 

 und auf der andern Hälfte des Stäbchens В ein Dezimalnonius 

 befestigt. Der Nullpunkt der Skala auf der Hälfte К fällt, wenn 

 beide Apparathälften dicht auf dem Stift F aneinandergerückt 

 sind, mit dem Nullpunkt des Nonius zusammen; dabei ist der Ab- 

 stand zwischen den Messerspitzen, die die Messlänge l auf der 

 Probe bezeichnen, gleich 150 mm. Um den Apparat zur Ver- 

 längerungsmessung auf einer Länge von 200 mm. anwenden zu 

 können, muss man bei der Aneinandernäherung der Apparathälften 

 einen Zwischenraum von 50 mm. mittelst eines kalibrierten Halb- 

 rohrs frei lassen, das w^ährend der Aneinandernäherung auf den 

 Führungsstift F aufgesetzt wird, und die Hälfte К so verstellen, 

 dass der Nullpunkt ihrer Teilung wieder mit dem des Nonius zu- 

 sammenfalle. 



Die Handhabung dieses Apparats ist sehr einfach und sicher. 

 Nachdem man die verhältnismässig schwache Anpressungskraft der 

 Federn E (um die Probe durch die Messer nicht zu beschädigen), 

 festgestellt und beide Apparatshälften mittelst der auf das etwas 

 herausragende Ende des Stifts F aufgeschraubten Mutter m auf 

 der nötigen Messstrecke befestigt hat, stellt man die Probe in den 

 Apparat hinein, indem man dieselbe zwischen den von Hand aus- 

 einandergerückten Traversen und Messern einschiebt. 



Nachdem man sich überzeugt hat, dass die Probe symmetrisch 

 vom Apparat erfasst, und ihre Achse der des Apparats parallel sei, 

 entfernt man die Mutter m sowie die Traverse j:> mit der Mutter m'; 



