1785 
mätande ej uppgått till mer än > millimeter, så 
fås: 
100da2 = 0,000 1896. 
raraf synes, att en osäkerhet af 2 enheter uti 
fjerde decimalen af värdet å Juftdilatarionen mel- 
lan 0? och 100? ej kunnat undvikas, så vida ej 
h blifvit ännu finare uppmätt. Den ofvanföre-be- 
skrifne, af mig begagnade, Mätrappdraten gaf in- 
gen större säkerhet än högst + millimeter, ;och 
härigenom låter det lätt förklara sig, hvarföre de 
enskildta värdena af 1004 nödvändigt måste kom- 
ma, att förete sins emellan differenser, uppgåen- 
de åtminstone till 0,0004. Differenserne äro dock 
1 sjelfva verket ännu större och nära dubbelt så 
stora, hvilket hänvisar derpå, att osäkerheten :1i 
mät-apparatens angifvelser varit mer än +; milli- 
meler. För att fjerde decimalen måtte blifva sä- 
kert SE skulle mätapparaten fullkomligt sva- 
ra för eller +; millimeter, d. v. s. angifva 
18,0 
omkring +a3a millimeter. 
Man ser härutaf emedlertid äfven, att, om 
ett fel i mätningen utaf A skulle kunna hafva för- 
orsakat den betydliga skillnaden mellan 0,375 och 
0,365, detta fel måste förutsättas hafva varit nå- 
got mer än 5 millimeter, eller öfver 13 decimal- 
linia, hvilket påtagligen är orimligt. 
Utaf dessa 10 försök följer alltså, åtminstone 
med en hög grad af sannolikhet, att den torra 
luftens dilatation mellan 0? och 100? endast är 
0.364 ä 0.369 eller närmare. 0,369. 
De nu beräknade experiment-seriérne (4) och 
(5) äro de, hvars resultater jag uti. Mars månad 
innevarande år (1837) tog mig fribeten meddela 
Herr. Baron. Berzeuivs, som äfven behagade före- 
