.Uen berömde engelske fysikern Wheatstone har 

 uti en afhändling, som finnes införd i Philosophical 

 Tran&actiom för år 1843 och sedan återfinnes i 

 Poggendorffs Annalen der Physik B. lxii, be- 

 skrifvit en differential-molståndsmätare, medelst 

 hvilken mycket små olikheter emellan 2:ne elek- 

 triska motstånd kan observeras. Emedan den der- 

 vid föreslagna methoden är oberoende af alla varia- 

 tioner i den begagnade elektriska strömmens styr- 

 ka, så synes det mig vara fördelaktigt att använda 

 densamma icke allenast till att erfara, h vilket af 

 2:ne gifna motstånd kan vara större, utan äfven 

 till uppmätning af det absoluta ledningsmotstån- 

 det. Detta låter nemligen med lätthet verkställa 

 sig medelst ett föränderligt ledningsmotstånd, så- 

 som t. ex. en rheostat eller ett rheochord. 



Om sålunda A och B äro 2:ne sådana mot- 

 stånd, utaf hvilka B innehåller rheochordet, så 

 kunna dessa dermed ställas fullkomligt lika. In- 

 sätter man då uti A det ledningsmotstånd man 

 vill uppmäta, så kan man medelst ändring af 

 rheochordet åter åstadkomma likhet och derige- 

 nom erhålla det obekanta motståndet uppmätt. 

 Emedan en »al vanometer med astatisk nål kan 

 begagnas, så bör methoden vara i hög grad känslig. 



Vill man vinna all den precision, som med 

 denna method kan ernås, så måste man likväl 

 modifiera den form, som Wheatstone gifvit åt 

 sitt instrument, för att kunna justera detsamma 

 till uppmätning af 2:ne fullkomligt lika motstånd, 



