113 



komma « = 0; men för att känsligheten i fram- 

 ställandet af r 3 = r l skall varastor, fordras, att när 



r 4 =r 2 och r 3 = r r + e , 



(hvarest e betecknar en mycket liten qvantitet) 

 den på gal vanometern inverkande strömstyrkan 

 i må blifva så stor som möjligt. 



Emedan när e är mycket liten, det är till- 

 räckligt att bibehålla dess l:sta dignitet, så kan 

 man uti nämnaren helt enkelt sätta r =r och 



4 2 



r 4 =»'. 4 hvarigenom erhålles 



t. 



r 2 zk 



C2r^r i + r (ri+r i ))(2r+r 1 +r 2 ') 



Häraf synes, att i försvinner, både när r 2 är myc- 

 ket liten och när r 2 = co. Följaktligen finnes ett 

 visst värde af r , som gör i till ett maximum, 



2 ' O O ' 



h vilket finnes genom att göra 





hvaraf slutligen 



2 V r +2r 



, ,(2r+r t ) 



Emedan detla uttryck innehåller de vid olika 

 försök varierande storheterna r och r % , så är tyd- 

 ligt, att man icke kan taga r 2 sådan, att i alltid 

 blifver ett maximum. Emedan likväl motståndet 

 inom rheomotorn r alltid är temligen stort, isyn- 

 nerhet när flera par användas, så synes, att man, 

 för att icke för mycket aflägsna sig från det för- 

 delaktigaste konstruklionssättet, bör taga r någor- 

 lunda stor. Jag har derföre till motståndsmätare 

 låtit konstruera följande apparat. 



Uppå en trädskifva (Fig. 2. Tab. III) äro 

 fäslade 6 st. vertikalt stående cylindrar af koppar 

 E. V. A. Handl. 1849. 8 



