114 



A, B, C, D, E, F af 60 millimeters höjd och 12 

 millimeters diameter, h vardera försedd med 2 å 

 3 skrufvar till fästande af de behöfliga förbind- 

 ningstrådarne. C och D samt E och F äro för- 

 enade genom en kort och grof koppartråd. Huf- 

 vudströmmen inledes uti A, hvarest den delar sig 

 uti 2:ne delar ACD och AEF, af hvilka AE inne- 

 håller rheochordet. G och H äro 2:ne trädcylin- 

 drar, på hvilka h vardera är upplindad en längd 

 af 19 meter med silke öfverspunnen koppartråd 

 u ta f 0,55 millimeters diameter*), och hvilkas ena 

 ändar äro fastskrufvade i D och F, de andra före- 

 nade i B, hvarest hufvudströmmen utgår. Ifrån 

 C och E gå trådar till en mycket känslig galva- 

 nometer L. 



Till instrumentets justering hörer, att led- 

 ni ngsmotståndet uti CDGB bli f ver lika med det uti 

 EFHB, hvilket kan åstadkommas på följande sätt: 



Man börjar med att genom rheochordet bringa 

 galvanometern L på 0. Flyttar man nu ändan D 

 af tråden DG till F och ändan F af tråden FH 

 till D, så uppkommer en afvikning hos galvano- 

 meternålen, om icke motståndet DGB är fullkom- 

 ligt lika med FHB; men genom flyttning på rheo- 

 chordet kan man åter inställa den på 0. Återför 

 nu rheochordet till medium emellan detta sednare 

 och dess förra läge samt verkställ den återstående 

 justeringen, d. v. s. till återbringande af galvano- 

 metern på 0, genom förkortning af den dertill 

 erforderliga utaf trådarne DGB eller BHF. För- 

 nyår man detta förfarande några gånger, så vin- 

 ner man snart det afseida ändamålet, att få 



e ) Genom den erfarenhet jag vunnit om denna mot- 

 ståndsmätare, skulle jag anse det vara fördelaktigt, 

 att taga r 2 dubbelt så stor. 



