113 



motståndet uti DGB fullkomligt lika med det 

 uti BHF. 



Vid förnyade justeringsförsök med det instru- 

 ment jag begagnar, liar jag ofverlygat mig, alt 

 DGB och FHB äro lika på ^hmr nära af deras 

 absoluta storlek, bvarmed jag nöjt mig, ehuru det 

 visserligen varit möjligt bringa likheten ännu be- 

 tydligt närmare. För att kunna vinna denna höga 

 grad af precision, är det likväl nödvändigt, att 

 icke döm ma efter »al vanometerns första ulslap, 

 utan laga, att den visar på 0, sedan man en län- 

 gre tid varit aflägsuad från instrumentet. Detta 

 är nemligen nu i högsta grad känsligt för tem- 

 peraturen, så att om man, när galvanometern visar 

 på 0, håller handen nära någon af rollarne G 

 eller H, uppkommer en afvikning, som tillkänna- 

 gifver ett förstoradt ledningsmotstånd i den ge- 

 nom handens strålande värme upphettade kop- 

 partrådsrullen. 



När ett Groves par af icke särdeles stora 

 dimensioner begagnades till elektromotor och mot- 

 stånden AC och. AE voro temligen stora, angaf 

 galvanometern utan minsta tvetydighet en förän- 

 dring på rheochordet svarande emot ^^^ af ab- 

 soluta motståndet AE. Det är lätt att häraf öf- 

 vertyga sig, hvilken grad af känslighet för tempe- 

 raturen, som instrumentet äger. 



För att göra beräkningen allmännare, så låtom 



oss antaga alt instrumentet anger en variation 

 j 



af — af absoluta motståndet. Låtom oss dess- 

 n 



utom beteckna med a t kopparens ledningsförmåga 

 för elektriska strömmar vid t grader af Celsii skala. 

 Då är, om 5 är mycket liten, ledningsförmågan 

 vid temperaturen £+S 



