sionella försök med pendelns omkfistailde på 

 begge sina kuif-eggar, samt de rörliga vigter- 

 nas flyttande fram och tillbaka, till följe af 

 bvilka pendelns oscillationspunct, dä den sus- 

 penderades på den ena knif-eggen, blifvit bragt 

 till nära coincidents med den andra. Såsom 

 öfverflödig vidjftighet har jag ock ansett, att 

 detaljera alla de hundradetals comparationer af 

 Dollondska scalan med micrometerskrufven, ige- 

 nom hvilka dennas värde erhållits i IncJies, 

 Allenast må jag nämna, att vi alltid låtit skruf- 

 ven agera i de h^u^^Q directionerna af skjutning 

 och dragning, och att enskildta detcrminatio- 

 ncrna aldrig afvikit ifrån det allmänna medium 

 med mera än värdet af högst o.ooo3 Inches, 

 hvilket oakttadt microscopets styrka så mycket 

 lättare kan inträfia någon gång ibland en tal- 

 rikare mängd af utaf hvarandra oberoende ob- 

 servationer, som äfven denna fjvantitet låter 

 fördela sig i tvenne rigtningsfel, det ena nem- 

 ligen vid begjainelse- och det andra vid slut- 

 puncten , oberäknadt någon möjlig ojcmnhet 

 i skrufvens egna gängor. Dylika observa- 

 tionsfel kunna allenast igenom en större massa 

 af sins emellan oberoende observationer till det 

 närmaste annihileras, och anser jag härvid för 

 sannolikt, att slutliga uppgiften på micromelerns 

 värde icke en gång på hela skrufvens längd kan 

 fela med o.oooo5 IiicJics; följagtligen inom så 

 litet fält af skrufven, som blifvit begagnadt vid 

 uppmätande,! af knif-eggarnes afstånd och cy- 

 linderns dimensioner, icke en gång kan fela på 

 o.ooooo3 Inclies. Detta gäller älven om isole- 

 rade resultaterna af sistnämnde mätningar, och 

 liar jag derföre anfört blotta media, för att icke 

 upptaga allt för mycket rum med tabellariska 

 uppslällaiiigar af enskildta microwetcr-läsniu- 



