9 



2l6 



gbsérvations-^felet vid dessa bestämmelser ^'Btz 

 1,355 grader *^); men sannolika le Jet för slut- 

 resultatet ^"(B^-ziOyi^S grad. — Då dessa så* 

 lunda bestämda tvenne värden för Skrufgängor- 

 nas afstånd med hvarandra jemföras, så att 

 iiemligen 



227,14 Microm. grader =: 0,0 132074 dec. tum, 

 så finnes 



_ -_. 0,0122074 KO / / 1 ^ 



1° Microm. z: — ^z: 0,000000744 dec. t. rrC; 



227,14 



och sannolika osäkerheten uti denna bestämmel- 

 se är: 



C=||/|^L^-) ^(ilpj 1=0,0000000894. 



*3 Uti detta observations^fel ingå i:o synfel och 2:0 

 olikhet mellan Skrufgängorna^ Synfelet får här 

 utan vidare undersökning icke tagas sådant, sorn det 

 ofvanföre genora betraktande af en gifven synpunkt 

 på mörk botten fanns , emedan vid dessa sednare 

 observationer den olägenhet inträffade, att ingen 

 bestämd punkt kunde tagas till synmäl, utan borde 

 Micrometer-trådarne endast i tu skära tvenne när- 

 mast hvarandra befintliga skruf-uppliöjningar, men 

 åter den fördel fick begagnas, alt objectet sägs emot 

 ett ljust fält. Genom i detta afseende gjorda ^o 

 mätningar af samma skruf-afslånd, hvarvid medel- 

 summan af differencerne var =0,832 , fanns obser- 

 vations eller synfelet, = o^ySS Microm. grad, som 

 således genom omnämnde compenserande omstän- 

 digheters medverkan är, på en ganska liten qnan- 

 titet när, lika med det ofvanföre annorlunda funna 

 synfelet, IXär detla värde nyttjas i sammanhang med 

 värdet ff"5=f,355: så finnes sannolika f let i Skruf- 

 gängoina vara = y((i,355)^ — (oj738 ^)=i''i36, 



A 

 Microm, = 1, 1 36. -^ = 0,000061 dec. tum, hvilketvär- 



de på ett högst fördelagtigt sätt äfven från sitt håll 

 bekräftar den renomme'e om utomordentlig fullkom- 

 lighet, som de Miinchiske Instrumenterne sig för- 

 värfvat. 



