275 
gen 15 gånger större, utan mätes oinedelbarligen 
äfvensom declination, 1088 
Deremot har instrumentet, utom det besvä- 
ret att en skruf mera behöfver röras, relatift 
till den vanliga skrufmicrometern förnämligast 
2:ne olägenheter: — - - 
1) Emedan den fixa spegeln ej är i focus, 
utan i ändan af tuben, kan lätteligen en parallax 
genom ögats rörelse uppkomma. | 
2) Indiceras på limbus blott halfva den 
sökta vinkeln, hvarigenom det vid observation 
begångna felet fördubblas. ud 
= Den förra af dessa svårigheter häfves, om 
hålet, genom hvilket man ser, är fixt och nog 
litet relatift till tubens längd. Men man kan 
ock placera den fixa spegeln i focus af objectif- 
glaset. Lät nemligen EFKGHA (fig. 6.) vara en: 
tub, K oculärglaset och EH objectifglaset, :i 
hvars focus den parallelt med optiska axeln cir= 
culärt projicierade spegeln FG är placerad. Lät 
A4BCD vara en annan tub med ett objectifglas 
4D af samma focaldistance, som EH och i 
hvars focus den omkring sina 2:ne axlar rörliga 
spegeln MY sitter, så kan på detta sätt ögats 
parallax undvikas; men utom det att observa- 
tion blir incommoöodare, går den fördelen, att kun- 
na nyttja en comparationsstjerna efter behag, 
härigenom förlorad ; emedan en sådan ej alle- 
nast måtte hafva mindre declinations- utan äf- 
ven ' ascensions-skilnad än diametern sf tubens 
synfält; ty begge stjernorna måste nödvändigt 
nu synas i tuben på en gång. Olägenheten här- 
af är dock betydligt mindre än om illumination 
”behöfdes; emedan man utan illumination : lätte- 
ligen ser flera stjernor tillsammans inom tu” 
bens campus. 
