318 



Felizmente no ha sido necesario reemplazar los aparatos 

 citados por otros de repuesto que había llevado para el caso 



de un accidente. 



El barómetro de mercurio, comparado con el barómetro 

 normal de la Oficina Meteorológica Provincial, necesitaba 

 una corrección aditiva de 0.59 milímetros antes de salir de 

 Córdoba, corrección que disminuyó durante la excursión, re- 

 sultaudo después del viaje igual á + 0.23. Por la falta abso- 

 luta de datos sobre si esa disminución se ha efectuado poco á 

 poco, ó de golpe, he calculado con la corrección media de 



-f 0.41 milímetros. 



El resultado de la comparación de los dos aneroides con el 

 barómetro 947 corregido, está condensado en el pequeño 

 cuadro en que las lecturas de los aneroides están reduci- 

 das ya á temperatura normal (0°). 



Lugar 



Fecha, 1896 



V 



BOHNE 1024 



Córdoba 



Judío 24 



Quilino Judío 25-30 



San FraDcisco Julio 1-9 



Ojo (le Agua 



Ojo de Agua 



Sau Francisco ...... 



S. José de la Dormida. 



Julio 9-13 

 Julio 15-16 

 Julio 16-19 

 Julio 19-20 



Lectura 



mm 



716.6 

 714.0 

 690.5 



Correcc 



mm 



APEL 672 



Lectura 



696.9 

 715.7 



+13.2 



+13.4 



+13.6 

 +12.6 

 +13.5 

 +13.3 



Correcc 



mm 



+13.4 723.2 



720.2 



698.1 

 708.6 

 717.6 

 704.4 

 722.2 



m"n 



+6-8 





Se Te que los aneroides usados tienen un coeficiente de 

 escala muy pequeño y que se han portado bastante bien. Asi 

 no ha habido dificultad en calcular su corrección para los 

 puntos en que no se habían observado simultáneamente con 

 el barómetro de mercurio^ y la concordancia entre los dos 

 aneroides, después déla reducción de sus lecturas, mediante 



