m 



395 



desarmar un barómetro de mercurio, se necesita cuando me- 

 nos media hora para efectuar una lectura de dos hipso-termó- 



metros. . ■ j-r i 



En la cumbre de los cerros, su manejo ofrece mas dificul- 

 tades por la fuerte corriente de aire : el gasto de tiempo es 

 más grande aún, lo mismo el de fósforos y paciencia para lle- 

 gar áver al fin el agua en ebullición y obtener una lectura 

 irreprochable, en posición sumamente incómoda, es decir 

 echado en el suelo. La aproximación de 0,2 milímetros que 

 esos instrumentos admiten, es más que suficiente para el 

 control de los aneroides en un viaje, y, basta hoy, la cons- 

 tancia de sus indicaciones no ha suscitadodudas. 



La concordancia de los dos instrumentos ha sido sumamen- 

 te satisfactoria : aplicadas las correcciones del caso - por 

 error de la escala y por el largo de la columna de mercurio 

 que queda fuera de la atmósfera de vapor - el máximum de 

 divergencia ha sido de 0.14 milímetros ; generalmente lo 

 dos acusaban la misma presión dentro de los limites de 1 

 milímetros. Estas diferencias son bien observadas, pues lle- 

 vaba dos aparatos de ebullición que me permitían hacer 

 lectura simultánea de los dos termómetros. 



Las observaciones hechas en esta excursión son mu) nu 



merosas. Se han observado : 



Lecturas 



80 



5 instrumentos á la vez en 16 ocasiones 



3 aneroides » ^° * 34 



1 » » 224 - •• -íii 



..776 

 Total 



Los cinco iastramentos observados á la «^ ^an sido los dos 

 hipso-termómetros , los tresaueroides; los cuatro el baromeuo 



de'^ercurio, , los 3 aneroides. A las 7 76 ectm^s de los n,ed^_ 

 dores de la presión del aire hay que aaadir 154 obser»ac 



t 



« 



