191 
Bulletin de l’Académie Impériale 
192 
des Ausglühens auf den Widerstand harter Drähte», 
=. Mélanges phys. et chimiques, T. X, 1877, pag. 379; 
(tirés du bulletin de l'Ac. des Sc. de St. Pétersb. i 
XXIII p. 465—491); abgedruckt im «Repert. für 
Experimentalph. von Ph. Carl» T. XIV pag. 1. 
An beiden Stellen s. Fig. 1. — In den daselbst mit 
A' B' bezeichneten Zweig wurde vermittelst dicker 
Kupferdrühte der zu untersuchende Draht eingeschal- 
ten, indém die Enden derselben bei » und à am 
Piezometer festgeschraubt wurden. Die Messung der 
Widerstandsünderung geschah an dem 1. c. durch II 
bezeichneten Rheostaten, welcher mit dem zu unter- 
suchenden Drahte in ein und demselben Zweige der 
Brücke eingefügt war. In die Brücke war der l. c. er- 
wühnte vorzügliche Galvanometer eingeschalten, dessen 
Magnet vollständig aperiodische Schwingungen aus- 
führte. Unter Einstellung des Rheostaten soll eine 
solche Einstellung desselben verstanden werden, bei 
welcher der Strom in der Brücke Null war. Ein Sca- 
lentheil S des Rheostaten beträgt nach neuerdings 
ausgeführter Messung 1 : 11417 Siem. Einh. — Da 
der Rheostat und der untersuchte Draht in denselben 
Zweig der Brücke eingeschalten waren, so wurde die 
Widerstandsänderung ohne jede Multiplication durch 
directe Substitution gemessen. Eine Vergrösserung der, 
bei der Einstellung des Rheostaten erhaltenen, Zahl 
bedeutete also eine äquivalente Verminderung der un- 
tersuchten Widerstandsmasse. 
Die Versuche wurden sämmtlich so ausgeführt, 
dass die Temperatur des Wassers nahe 4° C. war. 
Dies wurde auf folgende Weise erreicht. Der Rheostat 
und der Galvanometer befanden sich in einem grösse- 
ren Saale. Aus diesem führte eine Thür in ein langes 
. schmales Zimmer, an dessen einem Ende, ganz nahe 
an der erwähnten Verbindungsthür sich ein Fenster 
befindet, während auf der entgegengesetzten Seite des- 
‚selben eine Thür auf die Treppe hinausführt, welche 
A S mit dem äusseren Raume communicirt. In dieses lange 
.. Zimmer nahe bei dem Fenster und der Verbindungs- 
.  thür wurde der Piezometer aufgestellt. Die Verbin- 
dungsdrühte wurden durch zwei in die ‚Thür gebohrte 
Lócher hindurchgeführt und dann diese letztere gut 
geschlossen. Wurden das Fenster und die auf die 
E . Treppe führende Thür geöffnet, so war es bei einer 
.  Aussentemperatur von 5—10° C. Kälte leicht in 
4—5 Stunden in dem Zimmer eine Temperatur von 
etwa + 2? C. zu erreichen. Während der Versuche 
wurde das Fenster offen gelassen, die Thür nach der 
Treppe hin dagegen geschlossen. 
Das Einschrauben des Stempels und wieder Zurück- 
ziehen desselben geschah auf lautes Commando (des 
Beobachters am Rheostaten), welches wegen der ge- 
ringen Entfernung, trotz der geschlossenen Zwischen- 
thür deutlich zu vernehmen war. 
Die Einstellungen am Rheostaten geschahen auf 
eine etwas cigenthümliche Weise. Es erwies sich nàm- 
lich als vóllig unmóglich die Temperatur so zu reguli- 
ren, dass die Einstellung des Rheostaten lüngere Zeit 
eine constante blieb. Vielmehr fand stets eine ununter- 
brochene Veränderung dieser Einstellung und zwar 
langsam nach irgend einer Richtung hin Statt. Es wurde 
etwa 16 Mal der Rheostat eingestellt und zwar ab- 
wechselnd bei 0 Atmosphären und bei 60 Atmosph. 
(genauer 1 Atmosph. und 61 Atmosph.) und bei jeder 
Einstellung die entsprechende Zeit notirt und dann 
durch Interpolation die durch das Pressen allein her- 
vorgerufene Widerstandsänderung bestimmt. Anfangs 
wurden nun die Einstellungen des Rheostaten nach 
geschehener Veränderung im Piezometer wie üblich 
aufgesucht. Dies erwies sich als hóchst unbequem. 
Durch das Suchen wurde ein häufiges Stromschliessen 
nóthig, was natürlich móglichst zu vermeiden ist; beim 
Suchen musste oft vielmals der Rheostat vor und dann ` 
wieder rückwärts geschraubt werden, ganz abgesehen 
von der enormen Unbequemlichkeit für den Beobach- 
ter, welcher beständig zwischen dem Fernrohr. und 
deni Rheostaten hin und hergehen musste. Um das 
Aufsuchen der Einstellung des Rheostaten zu vermei- 
den wurde auf folgende Weise verfahren. Es wurde 
zuerst eine Zeitlang die Geschwindigkeit und Rich- 
tung der Veränderung in der Rheostateneinstellung 
beobachtet und dann ungefähr die Grösse bestimmt 
um welche sich diese Einstellung bei Vergrösserung 
des Druckes um 60 Atmosphären verändert. Nun- 
wurde zugleich mit jeder Veränderung im Piezometer ` ` 
der Rheostat a priori eingestellt und zwar nicht an der 
ungeführ zu erwartenden Stelle, sondern etwas weiter 
nach derjenigen Richtung hin, nach welcher die be- 
ständige Veränderung der Einstellung stattfand und 
nun der Strom etwa alle 10 Secunden momentan ge- 
schlossen. Der hierbei anfangs beobachtete Ausschlag 
