325 
des Sciences de Saint - Petersbourg. 
Wir könnten also z. B. in Pawlowsk, wo die Inclination 
zur Zeit in runder Zahl 70° 40’ beträgt, sehr wohl bei 
vertikaler Lage der Drehungsaxe i. e. a, = 90° oder 
v — 19° 20° einerseits und bei einer Neigung dersel- 
ben um a, = 51° 20° gegen den Horizont anderseits 
ohne wesentliche Beeinträchtigung der Genauigkeit 
des Resultates nach unserer Methode die Beobachtun- 
gen ausführen. Wir werden im Verfolg sehen, dass die 
Wahl dieses Werthes für v i. e. des Complimentes zur 
Incliration von praktischer Bedeutung ist. 
Was nun die nach dieser Methode bei gewissen 
Werthen von v und d zu erzielende absolute Sicher- 
heit di, der Inclinationsbestimmung betrifft, so hängt 
dieselbe vom Werth der Constante 4 ab und diese ist, 
wie aus Gleichung 2. hervorgeht, um so grösser je 
grösser die Empfindlichkeit des angewandten Multi- 
plikators (K) ist. s 
Bei den später mitzutheilenden Versuchen am Meyer- 
stein'schen Inductions-Inclinatorium waren z. b. das 
eine Mal: 
pocm19519.0 عد‎ 150,00 40 = +0,05 
und das andere Mal: 
zs hl O2 7,00. db = E005 
woraus nach Gleichung 11. folgt: 
di, = - 11,7 und di, = =± 10,9 
Wollte man also eine gróssere Genauigkeit als 11 
bis 12" in Bestimmung der Inclination erzielen, so 
müsste der Multiplikator dieses Instruments empfind- 
licher gemacht werden, was z. B. durch Anwendung 
eines astatischen Doppel- Magneten erzielt werden 
kónnte. Nach S. LXXX der Einleitung zu den Beob- 
achtungen im Observatorium zu Pawlowsk von 1878 °) 
beträgt aber der Fehler einer einzelnen Beobachtung 
resp. Registrirung der magnetischen Variationsappa- 
rate daselbst für die Inclination: عت‎ 0/23 = +138, 
so dass es zur Zeit noch überflüssig erscheint, eine 
gróssere Genauigkeit in der absoluten Inclinationsbe- 
stimmung als die vorstehende erzielen zu wollen. 
Um Messungen der Inclination nach dieser Methode 
bequem und sicher, wie es für die normalen Beobach- 
tungen in einem magnetischen Observatorium nóthig 
ist, ausführen zu kónnen, habe ich folgende Veründe- 
7) Annalen des physikal. Central-Obseryatoriums für 1878. I. Th. 
rungen an dem in der erwühnten Abhandlung beschrie- 
benen Inductor von Meyerstein im Winter von 1879 
auf 80 ausführen lassen. 
An dem quadratischen Mahagonieholzrahmen, wel- 
cher die Drehungsaxe des Inductors trügt, wurde an 
dem einen der beiden Messingzapfen, welche die auf 
jener senkrechte horizontale Drehungsaxe dieses Rah- 
mens bilden, ein vom Mechanikus Brauer in St. Peters- 
burg mi," auf Silber getheilter Vertikal-Kreis von 
245"" Durchmesser angebracht. Die  Holzstützen 
dieser Zapfen liess ich ferner mit Lagern aus Hartguss - 
versehen und an demjenigen von diesen, wo sich der 
Vertikal-Kreis befand, ausserdem einen Trüger mit 
Niveau und zwei Mikrometer- Mikroskopen zur Ab- 
lesung der Kreistheilung befestigen. Beim justirbaren 
Niveau betrügt der Werth eines Theiles: 
1 pars — 4,0 
und bei den beiden Mikrometer-Mikroskopen kommen 
auf einen Theil des Kreises i. e. 10' zwei Umdrehun- 
gen der Schraube. Somit ist ein Theil der in 60 Theile 
getheilten Trommel: 
1 Trommeltheil der Mikrometer — 5/0. 
Zur Nivellirung der Horizontal-Axe des Rahmens 
resp. also der Axe unsers Vertikal-Kreises diente ein 
ebenfalls neu angefertigtes messingenes Niveau, dessen 
Füsse so hoch sind, dass es auch bei vertikaler Stellung ` 
des Rahmens resp. der Inductoraxe über diesen weg 
aufgesetzt werden kann. Bei diesem Niveau ist: 
1 pars = 952. 
Demzufolge konnte dieses Niveau zugleich mit dem 
frühern beobachtet werden, welches auf das obere 
Ende der Drehungsaxe der Inductor-Rolle aufzusetzen 
ist und das einen Parswerth von 13,2 besitzt. 
Die Brücke, welche zur Nivellirung der Drehungs- 
axe des Inductors in der Horizontal-Lage auf diese auf- 
zusetzen ist, wurde mit einem besondern fixen Niveau 
von 5,3 Parswerth versehen und für die genatie Ein- 
stellung jener Axe in den magnetischen Meridian liess 
ich eine neue 260 "" lange Magnetnadel mit umkehr- 
barem Achathütchen anfertigen und unter deren spitzen 
Enden auf der Brücke eine Gradtheilung anbringen. 
An den Stützen, welche die Drehungsaxe des Rah- 
mens tragen, wurden endlich um Messingzapfen dreh- 
21% 
