Bulletin de l’Académie Impériale 
bare Nasen mit passend abgeschrägten Enden befestigt, 
an welch’ letztere man den Rahmen zur Schiefstellung 
der Drehungsaxe des Inductors anlegte und dann wie 
bei der Horizontal- und Vertikal-Lage durch Schrau- 
benbolzen festklemmte. Kleinere Neigungsänderungen 
ringere Neigung als die der Inclinationsnadel gegeben 
und beim Anziehen der Klemmschrauben des Rahmens 
darauf gesehen, dass das Niveau des Mikroskopträgers 
wieder genau auf die Mitte einstand; alsdann las ich 
| den Vertikal-Kreis ab und beobachtete nun am Multi- 
wurden durch abgepasste und dazwischen zu legende | 
keilfórmige Stücke bewerkstelligt. 
Am zugehórigen Galvanometer liess ich zunüchst 
durch einen Untersatz mit Zapfen und Büchse den Mul- 
tiplikator um seinen Mittelpunkt drehbar machen, was 
sowohl zur Bestimmung der Multiplikatorfunction als | 
zur besseren Einstellung der Windungsebene in den 
magnetischen Meridian vortheilhaft erschien. Sodann 
wurde auch der Suspensionsfaden des Magnets mit 
einer Glasróhre bis an's obere Ende umschlossen und 
an der Umhüllungskapsel des Spiegels ein fixer Spie- 
gel so befestigt, dass er von der Scala ein zweites Bild 
im Fernrohre gab. Derselbe dient zur Messung der 
Winkel, um welche man den Multiplikator selbst dreht. 
Da aber bei Entfernung des Kastens behufs Einlegung 
des Magnets oder Ersetzung desselben durch den Tor- 
sionsstab der fixe Spiegel verschoben wird, so liess 
ich ausserdem noch eine kleine Theilung nebst Index 
an der Grundplatte des Galvanometers zur Fixirung 
der Multiplikatorstellung anbringen. 
Der Suspensionsfaden des Magnets wurde zwischen 
den Beobachtungen durch Einlegung des Torsionsstabs 
und eventuelles Nachdrehen am Torsionskopf jeweilen 
detordirt und der Multiplikator so gestellt, dass der- 
selbe Strom bei seiner Umkehr den Magnet nach bei- 
den Seiten gleich viel ablenkte. 
Die Justirung des Inductors in allen seinen Theilen 
erfolgte genau in der früheren Weise (siehe die erwühnte 
Abhandlung S. 7 und folg.). | 
Beobachtungen im Sommer 1880. 
. Bei diesen Beobachtungen wurden ausschliesslich 
solche Neigungen der Drehungsaxe des Inductors be- 
nutzt, welche nur wenig von der Inclinationsrichtung 
beiderseits abwichen. Vor jeder Messung machte ich 
zuerst die Drehungsaxe des Inductors vermittelst des 
aufgesetzten Niveaus genau vertikal, justirte das Ni- 
veau am Mikroskopträger, bis seine Blase in der Mitte 
stand, und las mit den beiden Mikrometer- Mikrosko- 
Den den Vertikalkreis ab. Darauf wurde jener Drehungs- 
. axe vermittelst der erwähnten Nasen eine etwas ge- 
plikator mit Fernrohr und Scala die Elongationen der 
Magnetnadel, während Herr Mechanikus Döring auf 
mein Commando den Inductor nach dem Princip der 
Multiplikationsmethode umlegte. Nach Erzielung ge- 
nügender Constanz der erstern brachten wir schliess- 
lich die Drehungsaxe des Inductors in die zweite, un- 
gefihr um 100' abweichende Lage, worauf wieder die 
Ablesung des Vertikalkreises bei unveränderter Lage 
des Mikroskoptrügers erfolgte und entsprechend die 
Elongationen der Magnetnadel beim Umschlagen der 
Inductor-Rolle beobachtet wurden. Eine vollständige 
Messung dieser Art nahm dürchsehnittlich 40 Minuten 
in Anspruch. Es ist kaum nóthig zu bemerken, dass 
ich die Zeiten, zu denen die constant gewordenen Elon- 
gationen beobachtet wurden, jeweilen genau notirte. 
Nach dieser Beobachtungsweise erhält man aus der 
Differenz der Ablesungen am Vertikalkreis nicht die 
in Formel 9. aufgeführten Winkel a, und a,, sondern 
deren Complimente. Bezeichnen wir diese entsprechend 
mit b, und b, so hat also die Berechnung nach der 
Formel: 
. 0 9,cos. b, — o, . cos b^, 
At Din bd. ne ^ 15. 
zu erfolgen, wo jetzt: 
p, = 0, + di li 
1 CN dH UE = 
P, = وف‎ (1 — tgi di i5 — E) 
ist, wenn wieder b, und %, die unmittelbar beobachte- 
ten Grössen bei der 2. Messung und + di eine Ver- 
grösserung der Inclination und + dH eine Vergrösse- 
rung der Horizontal-Intensität von der ersten Messung 
zur zweiten darstellen. 
In der nachstehenden Tabelle theile ich die Beob- 
achtungsdaten mit, welche zur Berechnung der Incli- 
nation i, aus den einzelnen Messungen nothwendig sind. 
Die in der Tabelle aufgeführten Werthe von i, H, di 
und dH sind für die angegebenen Beobachtungszeiten 
den Aufzeichnungen des Magnetographen im unter- 
irdischen magnetischen Pavillon entnommen. 
