RECHERCHES SUR LES COLORATIONS TÉGUMENTAIRES. 275 



L'appareil photométrique est le spectrophotomètre de 

 Grova, modifié par M. Camichel; le prisme à vision directe 

 est remplacé par quatre prismes de flint (1). 



Voici comment on procède : on amène à l'égalité les deux 

 spectres pour une radiation déterminée; l'angle des deux 

 niçois est a; le faisceau d'intensité 1 2 qui ne traverse pas les 

 deux niçois est atténué par une pile de glaces (couvre-objets) 

 qui a l'avantage d'atténuer la lumière sans la colorer. 



Après avoir noté l'angle a, on remplace la pile de glaces 

 parla peau (Voy. fig. 10). 



On amène à l'égalité les deux spectres, et l'on nomme a! 

 l'angle des sections principales des deux niçois. 



Si l'on désigne par l t l'intensité maximum du faisceau 

 qui traverse les deux niçois, on a : 



lj sin 2 a = I 2 K, 



K dépend du nombre de glaces empilées. 

 On a dans la deuxième expérience : 



I,sin 1 a' = K'l a e _mï , 



z désigne l'épaisseur; m, le coefficient d'absorption : 



m—f(l). 



On a : 



sin'V _ 

 sin 2 a K 



sinV K e -zfr) 



d'où : 



. sina 



Soient : ),, a 2 , > 3 , ) 4 , etc., les longueurs d'onde pour 

 lesquelles les déterminations sont faites. On forme : 



, sina, , sina, , r „,» , ,,-,-. 

 ^ = log-r— ^ / -log- ï 3 = 6[/'(X 2 )-/\X 1 )]; 



Sin a 9 Sin a 



. sina., sina, 



y* = log ^7 ~~ log ^7T^ = b ^ ) - A À > J : 

 Slll a sin a 



, sin a, sin a, 



ii, —log- — log- — l 7 = b\f(k-} — ni. ),. 



On construit la courbe, lieu des points : 



(*i»y 2 ) iKu-i) i\,yJ- 



(1) Camichel et Bayrac [01,. 



