374 Zenger. Über die Messung - der Strom-Intensität mit der Tangenten-Boussole. 



Die vorstehende Obersicht zeigt, dass die Übereinstimmung- der 

 corrigirten Werthe bis auf die zweite und dritte Decimale durchweg 

 stattfindet, dass die Fehler am grössten sind, wo die Winkelablenkun- 

 gen am verschiedensten waren; die nach dem Gesetze der Tangenten 

 berechneten Werthe sind aber völlig unbrauchbar. Da die Mittel 

 womit diese Versuche ausgeführt wurden, nur höchst unvollkommen 

 waren, so konnte eine weitergehende Übereinstimmung nicht erzielt 

 werden; doch ist nicht zu bezweifeln, dass eine genauer gearbeitete 

 Boussole und weitergehende Kreisablesung eine viel vollkommenere 

 Übereinstimmung mit der Theorie hervorbringen müsste. Durch 

 diese Formel wird es möglich sein, selbst an Multiplicatoren genaue 

 Messungen solcher Ströme noch vorzunehmen, bei denen man sich 

 bisher begnügen musste ihr Vorhandensein constatirt zu haben. Ist 

 bei einem Multiplicator oder einer Boussole n und daher auch c sehr 

 gross, wie im vorliegenden Falle, so ist 



1 -f- c sin z \a = c sin" 



und dann wird 



l-|-c sin 2 }« sin 2 ^a. 



1 -j- c sin z •£• a! sin 2 \ a 



Man braucht dann also weder die Constante c durch Versuche oder 

 durch Messung auszumitteln, indem nahe genug 



g sin 2, {a tg a 



»$' sin 2 \cf! tg ot! 



sein wird. 



