( 41 ) 

 sins des marchands, j'ai choisi ceux qui élaienl bien calibrés el 

 vides d'air. Le réservoir cylindrique est nu , isolé ; j'ai raoi- 

 luêrae construit les montures en laiton et divisé les échelles; 

 leur zéro est souvent vérifié ; ils sont d'accord. 



Direction du vent. 



Dans les villes, et à cause des ricochets que subit le vent qui 

 va heurter contre les murailles et les toits, les girouettes sont 

 souvent en pleine discordance. On ne les a consultées à Uun- 

 kerque et â Lille qu'à définit des nuages ou de la fumée qui 

 s'échappe des plus hautes cheminées. 

 Baromètre. 



L'élude que je vais faire de mes baromètres n'est peut-être 

 pas entièrement dépourvue d'intérêt scientifique, cela me 

 servira d'excuse pour son étendue. Elle contient d'ailleurs, et 

 c'est son principal objet, une réponse complète à une partie de 

 la demande qui vous est faite. 



Lorsqu'on observe sans préparation un baromètre à tube 

 étroit, on s'expose à de graves erreurs dont l'étendue et les 

 causes varient d'un baromètre à faulre. Elle proviennent de la 

 viscosité du mercure, de l'ébuUition plus ou moins prolongée 

 qu'il a subie dans le tube , et de son adhérence au verre , adhé- 

 rence qui varie avec le diamètre du tube, la nature du verre et 

 son hygromélricité. En général , lorsque la pression de l'air 

 augmente, le ménisque devient plus convexe et Je baromètre se 

 lient trop bas. Il se tient trop haut quand la pression diminue , 

 parce que le ménisque s'aplatit. Pour établir l'équilibre entre 

 la colonne de mercure et celle de l'air, on choque à petits coups 

 répétés la monture de l'instrument; mais ce remède n'est pas tou- 

 jours également efficace, car ce baromètre alternativement 

 choqué et observé donne parfois des résultats qui différent, et 

 d'autant plus que le tube est plus étroit . On peut donc espérer que 

 l'erreur disparaîtrait ou serait du moins extrêmement atténuée 



