( A^ ) 

 C'est par tes motifs qu'en 1813, nous avons construil ,' 

 M. Peuvion et moi, et pour noire usage personnel, deux 

 baromètres sédentaires, à siphon et à large tube. Voici des 

 détails sur cette construction. 



Tube. 



Des lobes longs de 16 à 17 décimètres ont été fermés aux 

 deux bouts, au moment'de leur confection à la verrerie. Après 

 en avoir sacrifié quelques-uns par des essais, j'ai réussi à en 

 couder au feu de charbon sans trop altérer ni le diamètre ni la 

 forme cylindrique à la courbure , el en maintenant le paral- 

 lellisme des deux branches. Mesuré de décimètre en décimètre, 

 le diamètre extérieur du plus large que je me destinais est en 

 moyenne de 25,3 millimètres. Les extrêmes sont 26,2 et 24, 

 Le diamètre extérieur , à l'ouverture , est de 24,6 , le diamètre 

 intérieur de 19,7, d'où résulte 2,45 pour l'épaisseur en ce 

 point. Cette épaisseur s'accorde avec la mesure directe, et si 

 on la suppose constante, le diamètre moyen intérieur sera 

 de 20,4. 



Quand le baromètre fait avec ce tube est à sa hauteur 

 moyenne d'environ 760, le diamètre extérieur, au point où 

 s'arrête le mercure dans la petite branche du siphon , est de 

 24,5 , ce qui donne 19,6 pour le diamètre intérieur en ce 

 point , el par suite 0,042 pour la correction de capillarité. Le 

 diamètre extérieur , au point où s'arrête le mercure dans la 

 grande branche, est de 25,2, d'où résulte pour le diamètre 

 intérieur 20,3. 



Le diamètre intérieur du tube destiné à M. Peuvion est plus 

 uniforme , il est de 15 millimètres. 



Ebullition du mercure dans les tubes coudés- 



.l'ai lieu de croire que noire mercure est très-pur, car il 

 provient de la manufacture de produits chimiques de M. Vau- 



