( 45 ) 

 égales et simultanées pour le laiton et pour le mercure renfermé 

 dans le tube. Je me suis itrrêté à une épaisseur de 3 à 4 milli- 

 mètres. La largeur est indifierenle et se règle sur la distance 

 entre les branches du siphon, distance qui, dans mon baro- 

 mètre , est de 11 centimètres entre les deux axes. 



Deux échelles pareilles ont été construites , sur nos plans , 

 par M. RiCHEK. L'épaisseur est de 3,8 et la largeur de 36,3 

 millimètres. Les bords sont à biseaux pour recevoir les biseaux 

 contraires de l'appareil qui fait mouvoir le vernier. Celui-ci 

 donne directement les vingtièmes de millimètre ; il peut rece- 

 voir un mouvement prompt qu'arrête une vis de pression, et 

 un mouvement lenl par une longue vis de rappel. L'échelle 

 toute entière peut se mouvoir de ces deux manières, en glis- 

 sant dans des coulisses à biseaux qui la maintiennent à deux 

 miUimètres de la monture. Les divisions de l'échelle et celles 

 du vernier sont dans un même plan. Les divisions extrêmes de 

 ce vernier coïncident partout avec deux divisions de l'échelle, 

 ce qui constate l'exaclilude de ces dernières divisions. Le vernier 

 porte une fourchette composée de deux lames épaisses, paral- 

 lèles, et dont les bords inférieurs, placés des deux côtés du 

 tube, sont dans un plan perpendiculaire à l'échelle et passant 

 par le zéro du vernier. Une semblable fourchette est fixée au 

 bas de l'échelle et son plan passe par le zéro des divisions. 

 D'après ce qui précède , l'échelle peut servir de machine à 

 diviser la ligne droite, et j'en ai fait usage pour graduer le 

 thermomètre de correction et les thermomètres libres. 



Monture. 



La monture est une planche d'acajou composée de trois 

 pièces superposées et collées dans diverses directions des fibres 

 du bois. Les trois dimensions en millimètres sont 33, 162. et 

 1060. On a pratiqué une rainure demi-cylindrique danslaquelle 

 se loge le tube et où il est retenu par quelques ponts. La rai- 



