( 46 ) 

 mue est à jours dans les parties où peut arriver le niveau du 

 mercure. 



Deux forts tourrillons, vissés dans l'épaisseur de la planche, 

 et placés à 23 centimètres du sommet du mercure , servent à 

 suspendre le baromètre à un support solide en potence double 

 qui permet de ramener l'échelle à la verticalité vérifiée par un 

 fil h plomb à demeure sur la monture. Le baromètre peut ainsi 

 être suspendu partout à deux décimètres du mur dont la tempé- 

 rature et l'humidité ne peuvent se communiquer directement â 

 l'instrument. 



Quand la pression est de 760 -, la partie vide d'air de mon tube 

 est de 95 millimètres. Quand le baromètre est assez mal exposé 

 pour recevoir chaque jour les rayons solaires pendant une 

 heure , le mercure disfille continuellement dans l'espace vide, 

 si le tube est nu, La moitié au moins de la surface intérieure de 

 la partie vide se couvre d'une infinité de globules de mercure, 

 depuis les plus ténus jusqu'à des globules aplatis ayant quatre 

 et même six millimètres de diamètre. Un léger choc détermine 

 la chute des plus gros. La même chose a lieu dans le baromètre 

 de M. Peuvion. Cette distillation continue ne peut altérer en 

 rien la précision des mesures. Au reste, la formation des globules 

 diminue par une exposition au nord , et elle cesse quand le tube 

 est entouré d'un mince carton noir. 



Thermomètre de correction. 



C'est un thermomètre ordinaire bien calibré, à réservoir 

 cylindrique plongeant tout entier dans le mercure qui remplit 

 un bout du tube même du baromètre. La tige du thermomètre 

 traverse à frottement une rondelle de liège qui ferme le bout 

 de tube en expulsant une portion de mercure. Le bout de tube 

 est enchâssé dans la monture comme le tube barométrique 

 lui-même; il est dans toute sa longueur en contact avec celui-ci 

 et nu comme lui. Le zéro de ce thermomètre est vérifié tous 



