( 49 ) 



Une erreur d'un dixième de degré dans la lecUire du iher- 

 momètre de correction , ne produit qu'une erreur de 0,0122 

 dans la hauteur movenne du baromètre. A cette errcur.il peut 

 s'en ajouter une ou deux pareilles si ce thermomètre n'accuse 

 la température du baromètre qu'à un ou deux dixièmes de degré 

 près. Je ne crois pas que la différence des températures alleignc 

 celte limite quand le baromètre est placé au nord , dans une 

 pièce que Ion ne chauffe pas et où la température de l'air varie 

 lentement. 



Les traits de l'échelle et ceux du vernier ne sont pas assez fins 

 pour me permettre d'apprécier avec sûreté les cinquièmes des 

 vingtièmes , c'est-à-dire les centièmes de millimètre ; je me 

 contente presque toujours des quarantièmes et je fais alors 

 volontairement la petite erreur qui peut résulter de celte 

 lecture imparfaite. 



Ainsi , erreur du pointé 0,020 ,j 



erreur de lecture du vernier 0,012 r> 



erreur de lecture du thermomètre 0,012 



erreur due à la différence des tempéra- 

 tures , estimée 0,026 



Total 0,070 7 



Ces erreurs , d'ailleurs, se compensent en partie, car il doit 

 arriver bien rarement qu'elle se fassent dans le même sens et 

 doivent s'ajouter. L'erreur totale 0,070 n'est donc ici qu'un 

 maximum très-peu probable. Quand il sera atteint ou dépassé, il 

 faudra en chercher la cause ailleurs que dans les moyens d'obser- 

 vation. 



Autre baromètre à siphon. 



C'est celui qui a servi aux observations de Dunkerque. Je le 

 désignerai par A. Il a été construit en 1813, comme essai, 



4 



