( 50) 

 avant le siphon à large tube dont je viens de m'occuper et qoe 

 je désignerai par D. 



Le mode de construction et les moyens d'observation sont les 

 mêmes pour ces deux baromètres. Les divisions de l'échelle du 

 siphon A sont égales, mais trop petites. La distance du zéro de 

 l'échelle à la division extrême 820, prise avec un compas à 

 verge construit par Fortin, est de 820 pour l'échelle du siphon 

 D, et seulement de 8 1 9,61 5 j. pour Téchelle du siphon A. Cette 

 fraction a quatre décimales , parce que le vernier en vingtièmes 

 de ce compas n'est pas bien exact et que j'ai dû calculer une 

 table de correction. Ainsi , pour être exprimée en millimètres , 



8iq,6i54 ^ 



une hauteur h doit être réduite à — x h. Cette réduc- 



820 



tion peut se faire à vue, au moyen d'une table qu'on trouvera 

 dans le dossier. 



Le diamètre intérieur du tube est de dix millimètres. Le 

 ménisque est toujours convexe dans les deux branches. Les 

 flèches varient avec l'état du ciel et particulièrement avec les- 

 changemens lents qui s'opèrent dans la pression de l'air. Une 

 moyenne entre 18 mesures prises à diverses états de l'atmosphère 

 m'a donné 0,797 pour la flèche dans le vide. Les extrêmes 

 observés sont 0,97 et 0,62. Cette moyenne répond à une capil- 

 larité de o,25o, selon la table publiée par M. Bravais (1). 



Le thermomètre attaché est divisé en demi-degrés ; l'étendue 

 de chaque degré est de i,535 millimètre. 



Liberté des mouvemem du mercure. 



Lorsqu'on fait basculer le siphon 1) sur ces tourillons et que 

 l'axe du tube fait un angle de dix degrés avec la verticale , 

 qu'ensuite on ramène rapidement cet axe dans la verticale , 



(i) Comparaisons Laromélriqnes, etc. (Mémoires de V Académie de Bruxelles, 



