( 58 ) 

 rence s'opposera à ce que la différence disparaisse enliërement. 

 Cette différence, tantôt positive, tantôt nulle, tantôt négative, 

 doit varier d'un baromètre à l'autre selon la force d'adhérence, 

 et surtout selon que le liquide sera plus ou moins gêné dans ses 

 raouvemens oscillatoires. 



Quand la colonne barométrique a été long-temps stationnaire , 

 quand le tube est étroit, étranglé, qu'il adhère fortement au 

 mercure , et que par d'autres circonstances de construction ce 

 liquide ne peut circuler en pleine liberté , les oscillations 

 préalables sont fort utiles pour vaincre les plus grandes résis- 

 tances ; mais après les oscillations , et beaucoup mieux encore 

 pendant que les dernières s'exécutent , il faut nécessairement 

 (et dans tous les cas) choquer l'instrument par des coups d'abord 

 secs et intenses, puis de plus en plus doux et décroissans 

 d'intensité. 



Voici un petit nombre d'observations, faites en 1815, sur 

 mon baromètre D et sur celui P de M. Peuvion. Je regrette 

 aujourd'hui d'avoir déchiré ou perdu les notes qui contenaient 

 un grand nombre de ces observations. 



BA&OMÈTEE D. 



Après 

 les oscillations. 



, ^^f' Différence, 

 les chocs. 



75o,45o 

 780,450 

 750,625 



75o,^)oo 

 -5o,4oo 



75o,5oo 

 75o,55o 

 780,400 

 750,375 



-+- o,o5o 



— 0,075 



— 0,100 



— 0,025 



Ecart moyen . . 



o,o6ii.S 



