( 64) 

 Les observations de la iJ" série, celles faites de lo'' ^ à 

 12'' }, donnent l'équation moyenne 



D = P-f. 0,195, 



elles prouvent que le Ihermonaètre D est en retard de 7 à 8 

 dixièmes de degré. Les neuf premières observations de la 

 seconde série donnent l'équation moyenne 



U = P — 0,1047, 



elles prouvent que le thermomètre P esl également en relard 

 d'environ un degré. 



Cette paresse des deux thermomètres a deux causes : la 

 moins influente est que la chaleur qui a traversé le verre épais 

 du premier réservoir pour atteindre le mercure , doit ensuite 

 traverser le verre mince formant le réservoir du thermomètre ; 

 mais cela ne peut expliquer qu'une faible partie du retard 

 total. L'autre cause est l'exactitude avec laquelle les grands 

 réservoirs étaient enchâssés dans les montures , tandis que le 

 tube barométrique n'est nulle part, dans sa rainure, aussi exac- 

 tement en contact avec le bois , et que d'ailleurs l'air circule 

 librement autour du tube, dans un tiers environ de son étendue 

 remplie de mercure. En conséquence , tout en maintenant le 

 réservoir dans toute sa longueur en contact avec le tube baro- 

 métrique , je l'ai fait saillir un peu plus que celui-ci hors de la 

 monture, afin qu'une plus grande partie de sa surface fut exposée 

 nue au contact de l'air, dont l'accès derrière lui a été aussi 

 rendu plus facile. C'est ainsi que par des tatonnemens et des 

 essais successifs, je suis arrivé à donner à ces thermomètres une 

 sensibilité égale à celles des baromètres. Les observations rela- 

 tives à ces nouveaux essais ont été faites avec plus de précau- 

 tion, un écran placé devant le poêle garantissait le baromètre de 

 l'action directe du colorique rayonnant. Je regrette de ne pou- 



