(67) 



La moyenne 760,60^5 > se réduit à 60,24909 par la reclili- 

 cation lie l'échelle. Elle surpasse encore ^Go,\25i8 de Ojia'-Hji. 

 On a donc Téqualion. 



Siphon A := Siphon D ■+■ 0,128 ;i. 



Depuis qu'il a élé purgé de l'air qui s'y est introduit pendant 

 son retour de Dunkerque à Lille , j'ai de nouveau comparé le 

 siphon A au siphon D à des températures égales ou très-peu 

 différentes et t\ des pressions variées. Les moyennes de 73 com- 

 paraisons conduisent à l'équation 



Siphon A rr: Siphon D -t- 0,21 3 102. 



Elle semble indiquer que depuis son retour , ce baromètre se 

 tient plus haut de 8 à 9 centièmes de millimètre. Dans les 

 applications que je ferai plus loin des observations de Dun- 

 kerque , je préférerai la première de ces deux équations parce 

 que le baromètre a été transporté intact et sans le moindre acci- 

 dent de Lille à sa station de Dunkerque. 



Baromètre de Fortin. 



Spécial , excellent pour les voyages , le baromètre de Fortin 

 n'est pas un aussi bon baromètre sédentaire que le baromètre à 

 siphon et à large tube. L'étranglement inférieur de son tube, 

 la petitesse ordinaire du diamètre , et enfin la fermeture de la 

 cuvette se réunissent pour ôter au mercure la liberté dont il a 

 besoin. Un moyen très-simple que je propose depuis 1812, peut 

 faire disparaître l'une de ces trois causes d'erreur : il consiste à 

 pratiquer à la parois supérieure de la cuvette , une ouverture 

 qu'on laisse subsister ou qu'on supprime à volonté par une vis 

 échancrée. 



Concevons que la cuvette d'un fortin soit hermétiquement 

 fermée ; aucun changement dans la pression de l'air extérieur 

 lie fera varier le baromètre; mais si l'air intérieur éprouve un 



