(68 ) 

 changement de lerapéralure, sa pression variera et le baromôtre 

 montera ou descendra. Dans le fortin, la cuvette est formée 

 par une calotte en bois unie au tube par une peau. Bien que 

 poreux , le bois et la peau ne laissent pas passer immédiatement 

 l'air , ainsi qu'on peut s'en assurer par la pompe pneumatique. Si 

 donc la pression de l'air vient à augmenter un peu , son équilibre 

 avec la pression de l'air intérieur ne s'établira pas instantané- 

 ment , il faudra un certain temps pour que le bois et la peau 

 aient livré passnge à l'air ; l'équilibre ne s'établira que peu à 

 peu et imparfaitement peut-être , ce qui jette au moins du 

 doute sur la mesure de la pression extérieure. Elle serait pro- 

 bablement fautive si des chocs , suffisamment prolongés pour 

 être efficaces , ne venaient en aide à la peau pour livrer passage à 

 l'air , et au mercure pour achever son mouvement , car nous 

 avons vu que par suite de l'adhérence, le mercure reste, en 

 retard quand il est sollicité par une action lente. «inmoii 



Je me propose d'étudier l'influence de la fermeture de la 

 cuvette sur le mouvement du mercure dans le fortin ; mais 

 auparavant il faut faire connaître celui qui sera employé. 



Cet instrument porte la signature : Fortin, à Paris, sans 

 numéro d'ordre. Il me \ient d'un ingénieur qui s'en est servi 

 long-temps pour des mesures d'altitudes et qui m'a dit l'avoir 

 reçu directement de Fortin, L'échelle est divisée d'un côté en 

 lignes et de l'autre en millimètres. Le vernier h vis de rappel 

 donne directement les dixièmes de ligne et les vingtièmes de 

 millimètre, ce qui fournit un moyen de contrôle dont voici le 

 résultat t 



3» l5 17 19 SI ï3 i5 27 «9 pouces 



le vernier donne ^06,000 /16o,070 5i4,ï-3 "ifiSiBôS 625,600 676,670 720,880 784,935 



au lieu de 4°^>°49 46<'i'89 5i4,32g 068,469 6ï»,6o9 676,749 73o,888 785,029 



Différences: o,o49 "i^'O o,o54 0.114 0,009 0,07g O,o58 0,jo4 



A l'exception de quelques unes , ces différences ne peuvent 

 être dues aux erreurs de lecture. 1! faut donc que l'une ou 



