• {■^)! 

 raulre'âes deux "écÏÏeîles soit* un peu défeclueuse ou encore 

 qu'elles le soient toutes deux. Cependant les extrémités des 

 verniers promenées sur l'échelle coïncident assez bien partout 

 avec deux divisions, sauf quelques exceptions où la coïncidence 

 laisse à désirer. 



Le diamètre extérieur de la cuvette , à la hauteur de la 

 pointe, est 89,5 ce qui donne 35,7 à 35,9 pour le diamètre inté- 

 rieur. La pointe est à 4 millimètres de la parois intérieure de 

 ?a cuvette Le diamètre intérieur du tube est de 8 millimètres. 

 La boule du thermomètre de correction est enveloppée. L'échelle 

 est centigrade; les degrés ont i,34 millimètre d'étendue; ils 

 ne sont pas subdivisés. 



L'instrument a été démonté et complètement nettoyé en mai 

 1842. A l'occasion de cette réparation , j'ai fait placer la vis 

 échancrée dont j'ai parlé plus haut et qui permet d'établir ou 

 de supprimer à volonté la communication entre l'air intérieur 

 de la cuvette et l'air extérieur. 



M. Mauvais a bien voulu le comparer au fortin de l'obser- 

 vatoire; il m'a remis un bulletin dont voici les nombres. Le 

 mot vérifié est accolé au chiffre 75j,5^'. 



,lq 

 1) 



•»b 



Ul 



